14 LE SYSTÈME DE SATURNE. 
de fondation, et dont la forme est celle d’une pyramide tronquée à base 
carrée, mesurent respectivement 2" el 1.65, de côté de base. 
Le plancher (PP, fig. D) repose sur les murs de la tour, sans toucher 
aux supports. 
Les cercles. 
Le cercle horaire (A, PI. Let IP), placé à l'extrémité inférieure de laxe, 
près du pivot inférieur, consiste en un disque de fonte de fer, entouré 
d'un anneau de bronze, lequel peut tourner à frottement dur sur le 
disque. L'anneau, strié à la circonférence, est destiné à recevoir par une 
vis langente el à communiquer au cercle, le mouvement de l'horloge. 
Le disque de fonte, formant le cercle proprement dit, porte à sa circon- 
férence la division horaire, tracée sur une lame d’argent incrustée sur 
un biseau de la fonte. Le diamètre du disque, à l'endroit de la division, 
est de 0.66; le diamètre extérieur de Panneau strié est de Om.711. Le 
cercle est divisé en minutes de temps (= 15’) subdivisées par un seul 
vernier en intervalles de 4s (= 1"). 
On n’a pas ajouté de division de calage, le grand diamètre du cercle 
horaire permettant l'emploi de divisions fortement tracées, et de grands 
chiffres. 
Le cercle de déclinaison (D, PI. Let Il), gradué sur le champ, est placé 
à l'extrémité de l'axe de déclinaison, en dedans de la grande traverse de 
fonte, x, qui porte les coussinets. Le cercle est ajusté sur laxe sans 
tourner avec lui, étant retenu par un doigt solidaire des colonnes. II 
résulte de celte disposition que la lecture peut être faite à l’aide d’une 
lunette (B, PI. Let ID) fixée sur le réfracteur et mobile avec lui. 
Le cercle est un disque de bronze de 0®.42 de diamètre, divisé sur 
le champ de 15° en 15” d’arc. Au foyer de la lunette de lecture B, de 
Om.75 de longueur, est une lame dentée (peigne) qui subdivise en 
15 parties chaque division du cercle, ce qui permet de lire les minutes 
d'arc. 
