16 LE SYSTÈME DE SATURNE. 
procédé à peu près tolérable, et que l’on emploie aujourd’hui en atten- 
dant l'installation projetée d’un bon éclairage électrique. 
Les rappels. 
1) Rappel en déclinaison. Un anneau concentrique à l'axe de décli- 
naison, et fixé au système des colonnes, reçoit à son pourtour le collier 
tournant du levier de rappel. Ce levier (n, PI. ID), de fer d'angle, trian- 
gulaire, rigide, porte à son extrémité la plus éloignée de laxe, la vis de 
rappel articulée au levier, et destinée à produire le mouvement doux 
en déclinaison. L’écrou sphérique de celte vis est solidaire de la lunette. 
Le colher est formé de deux parties demi-circulaires, que rapproche 
une vis terminée par une longue tringle de serrage dont le manche, 
ainsi que la double tête de la vis de rappel, peuvent être alteints facile- 
ment par la main de l'observateur occupé à la lunette. Le mouvement 
rapide s'obtient en conduisant le tube à la main après avoir désserré 
le collier. 
Le diamètre de l'anneau fixé aux colonnes est de 39 centimètres. La 
longueur du levier jusqu’à la vis de rappel = 1m.12. Les pas de la vis 
étant de 1 millimètre, chaque tour répond = 180”. De plus le mouve- 
ment total est de 3 degrés. Ce rappel est jugé suffisamment doux par 
les observateurs. 
2) Rappel en ascension droite. Le mouvement rapide en ascension 
droite s'obtient de deux manières : 
a) Après désembrayage de la vis tangente. 
b) Sans des embrayage de la vis tangente, mais en surmontant le frot- 
lement du cercle strié sur le cercle horaire. La valeur de ce frottement se 
règle, dans certaines limites, au moyen de 8 vis, qui agissent sur le cercle 
par l’intermédiaire de petits ressorts. 
Cette disposition a pour but d'éviter la perte de temps causée par le 
déplacement de l'observateur, ainsi que les petites détériorations du 
