Ce 
19 
LE SYSTÈME DE SATURNE. 
Le micromèêtre. 
L’équatorial est pourvu d’un micromètre filaire de position, monté 
sur un tube court spécial, qui s'adapte par trois vis sur la culasse du 
réfracteur, et porte les moyens d'ajustement nécessaires pour amener 
le système des fils dans le plan focal. 
Le cercle de position, de 13 centimètres de diamètre, est divisé en 
degrés : l'index est un vernier qui donne les 5 minutes; le mouvement 
tournant est communiqué à l’aide d’un pignon et d’une roue dentée 
couverte; il y a une presse de serrage pour fixer la position du micro- 
mètre sur le cercle. 
Un seul fil transversal est tendu sur le cadre rectangulaire mobile, 
fixé invariablement à la vis. L’écrou, portant le tambour divisé en 
60 parties, tourne sur la vis. Chaque division du tambour vaut à très 
peu près, sur le réfracteur, une demi-seconde d'arc. On apprécie à lœæil 
‘/,, de division, soil ‘/,, de seconde d’arc. Les minutes et demi-minutes 
sont indiquées sur le cadran d’un petit compteur spécial, commandé 
par l’écrou. 
La plaque portant le réseau des fils fixes n’est pas mobile au gré de 
l'observateur. 
On a cherché, dans l’arrangement des fils, à rendre possibles divers 
modes d'emploi du micromètre, et spécialement : 
1) L'usage du chronographe, pour déterminer exactement les ascen- 
sions droites par des observalions répétées. 
2) A défaut de chronographe, la notation du temps par l'oreille. 
3) La notation simultanée des ascensions droites et des déclinaisons, 
le fil mobile étant dirigé parallèlement au mouvement horaire, tandis 
que les 4 ou 5 fils longitudinaux servent à déterminer à l'oreille les 
ascensions droites. 
4) La notation successive des ascensions droites et des déclinaisons, 
obtenue avec toute l'exactitude possible, en tournant le micromètre de 90° 
et multiphant les observations. 
