52 LE SYSTÈME DE SATURNE. 
du résultat provenant des erreurs accidentelles des observations. Je 
remarque enfin que les moyennes générales obtenues dans des tempéra- 
tures extrêmes n’indiquent point de variation dans la longueur d’un pas 
de vis qui soit une fonction de la température. Jai donc de même 
négligé pour le moment cette influence sur les mesures des satellites, 
quoique la méthode employée pour constater une telle influence ne soit 
certainement pas suffisamment exacte. Cette influence doit évidemment 
être constatée pendant que le micromètre fonctionne comme partie de 
l'instrument entier, et non pas quand il est enlevé, parce que la tempé- 
rature influe en même temps sur toutes les parties de l'instrument et 
aussi parce que la longueur d’une partie de la vis, exprimée en secondes 
d'arc, est une fonction, non seulement de la longueur absolue de la vis 
aux différentes températures, mais aussi de la distance focale de l’instru- 
ment qui varie en même temps. Les observations que j'ai pu faire à 
Genève jusqu’à mon départ de cette ville ne suffisaient pas pour servir 
de base à des recherches sur cette influence; je dois maintenant laisser 
la continuation de ces recherches à mon successeur. Mais le fait que la 
plupart des observateurs qui se sont occupés de la question de cette 
influence de la température, ont trouvé qu'elle était à négliger pour 
leurs instruments respectifs, me tranquillise sur cette négligence. 
Je dois encore dire ici deux mots sur l'orientation du micromètre dans 
le sens du mouvement diurne. Elle est toujours vérifiée par l'observa- 
tion des passages d'étoiles le long du fil fixe. Lorsque je croyais que la 
coïncidence exacte avait lieu, je faisais la lecture du cercle de position ; 
ensuite Je désorientais le micromètre et je faisais un nouvel ajustement, 
pour répéter cette opération encore quelques fois. Ensuite je tournais 
le micromètre d’un angle droit, pour vérifier la position du fil fixe du 
milieu qui est perpendiculaire au premier, La moyenne des deux séries 
de coïncidences observées ne différait jamais de plus de 90° + 5" l’une 
de l’autre. Comme le cercle de position est divisé de façon à permettre, 
au moyen du vernier, une lecture minimale de cinq minutes, et comme 
la division de ce cercle a été faite avec soin sur la machine à diviser de 
