ANNE 
ÉTUDE NUMÉRIQUE 
DES 
CONCOURS DE COMPENSATION 
DE CHRONOMÈTRES 
Données d'observation. 
Deux concours de compensation ont été ouverts à l'Observatoire de 
Genève sous les auspices de la Classe d'Industrie de la Société des Arts 
el sur linilalive de sa Section d'Horlogerie. 
Le 15 décembre 1883, 61 chronomètres ont été déposés en vue du 
premier concours. Un appareil spécial, destiné à transmettre aux mon- 
tres diverses tempéralures, avait été construit antérieurement et installé 
à proximité de la pendule Kutter de l'Observatoire. Cette pendule, réglée 
sur le temps moyen, a servi chaque jour à la comparaison directe de 
54 chronomètres de poche, tandis que sept chronomètres de marine 
étaient comparés à la pendule sidérale par la méthode des coïncidences. 
Trente-huit chronomètres de poche ont subi toutes les épreuves du 
second concours de compensation, ouvert le 1% décembre 1885; ils ont 
également été comparés à la pendule Kutter. 
Outre les chronomètres destinés à concourir, lon a étudié un chrono- 
mètre de marine, appartenant à la Société des Arts, et muni préalable- 
ment d’un balancier sans compensation. Il avait un spiral en acier en 
1884, et en 1886 un spiral en palladium. La pose de ce balancier et de 
ces spiraux est due à l’obligeance de M. Ekegrèn, qui, après avoir eu Île 
premier l’idée d’un concours de compensation, nous à fourni, par ce chro- 
nomètre, les moyens d’obtenir des données pour l'étude thermique de 
l’élasticité de acier et du palladium. 
L'appareil thermique, décrit en 1884 dans son rapport par M. E. Gau- 
lier, directeur de l'Observatoire, est construit de manière à pouvoir fonc- 
