DU LAC DE GENÈVE ET DE LA MÉDITERRANÉE. 13 
Comme nous ne recherchions plus une seule limite maximale, mais 
une série de limites, à des moments précis de la journée, il nous fallait 
des séries de plaques exposées au même instant à diverses profondeurs 
et absolument comparables entre elles. Au lieu d’un seul grand appa- 
reil comme celui que nous avions précédemment, nous en avons employé 
douze pelits, construits sur le même principe, que nous placions à inter- 
valles réguliers, de 20" en 20% par exemple, le long de la corde. Ces 
appareils nous ont été également fournis par la Société genevoise d'instru- 
ments de physique. Leur disposition est indiquée dans les fig. 2 et 3. Ils 
consistent en un petit châssis rectangulaire en laiton bb dans lequel glisse 
à double rainure le tiroir { contenant la plaque sensible, et qu’un ressort 
intérieur tend sans cesse à faire ouvrir. Le châssis est fixé à deux 
anneaux en laiton aa qui à leur partie supérieure laissent passer l’axe 
de rotation d’un levier coudé {{. L'appareil est suspendu à la corde de 
sonde par le bras supérieur de ce levier coudé, tandis que le bras infé- 
rieur agit sur une goupille fixée au tiroir. La partie inférieure de la corde 
de sonde est attachée à une traverse qui relie le bas des deux anneaux. 
Lorsque la corde est tendue sous l’action du poids de sonde, le bras 
supérieur du levier coudé se place dans le prolongement de la corde, 
soit dans la posilion verticale, et le bras inférieur maintient le Uroir 
fermé (fig. 3). Lorsque l’action du poids de sonde cesse, le tiroir s'ouvre 
sous l’action du ressort antagoniste (fig. 2). Le jeu est le même que dans 
le grand appareil, mais sous une forme un peu différente, permettant 
un dispositif beaucoup plus petit et plus léger qui se prête mieux à la 
superposition en série. Pour éviter avec cette disposition que les appa- 
reils inférieurs n’empêchent, par leurs poids additionnés, les appareils 
supérieurs de s'ouvrir, lorsque cesse l’action du plomb de sonde, chaque 
appareil et la corde correspondante étaient exactement contre-balancés 
par un flotteur de verre f en forme d’ampoule, enfermé dans un filet et 
altaché à la corde immédiatement au-dessous de Pappareil qu'il s'agit 
de rendre libre. Dans ces conditions les appareils superposés s'ouvrent 
tous simultanément, aussitôt que le poids de sonde touche le fond et se 
