(4> ) 



de la visee, la proportion des deux triangles correspondant, pour chaque 

 serie d'operations, a l'echelle de la Carte proposee. 



» Construire, a l'aide de regies glissant les unes contre Ies autres dans 

 un plan vertical, parallele au rayon visuel, un triangle rectangle dont 

 Tangle droit seul serait rigide, les trois cotes et les deux autres angles 

 demeurant variables, ne presentait aucune difficulte ni, a la rigueur, 

 aucune nouveaute. 



» II n'en etait pas de meme pour l'organe destine a etablir mecanique- 

 raent la proportionnalite des deux triangles. Mais ici encore, apres de 

 longues recherches, j'ai fini par reussir, en eliminant de ma construction 

 tout ce qui ne constituait pas le fond meme de l'operation de la visee. Je 

 m'explique : les dimensions apparentes d'un meme objet, d'une mire par 

 exemple, etant inversement proportionnelles a la distance de cet objet, 

 j'ai rendu egalement variable l'ecartement de deux fils paralleles places 

 dans le champ de ma lunette et disposes perpendiculairement a un autre 

 fil fixe. J'ai d'autre part arme celle des trois regies de mon triangle rec- 

 tangle qui represente l'hypotenuse, et -qui par consequent est parallele a 

 l'axe optique de ma lunette, d'une sorte de came longitudinale, dont la 

 courbure a ete calculee, par une operation elementaire (division d'une 

 constante representant l'ecartement maximum des fils mobiles par les 

 distances successives), de telle sorte que, suivant la plus ou moins grande 

 longueur de l'hypotenuse, Tintervalle des fds fut regie par la poussee des 

 differentes sections de la came. II est aise de comprendre, d'apres la cour- 

 bure de la came, que cet intervalle coi'ncidera avec l'ecartement apparent 

 des voyants d'une mire mobile, chaque fois que la longueur de la regie 

 hypotenuse et la longueur de la visee se trouveront dans le rapport du 

 triangle artificiel au triangle reel. 



» Le resultat est que pour chaque visee, une fois l'echelle reglee par 

 l'ecartement des voyants, on n'a plus qu'a diriger le rayon visuel vers la 

 mire et a amener les deux fds du micrometre en contact avec les voyants, 

 pour recueillir : i° par la regie horizontale divisee, la lecture de la dis- 

 tance, et le trace automatique de cette meme distance effectue sur un 

 plateau circulaire par un crayon ou un stylet situe dans le prolongement 

 du cote vertical ; i° sur ce cote vertical, egalement divise, la lecture directe 

 de la difference de niveau, qui pent s'inscrire instantanement a cote de 

 la distance planimetrique. Les elements du plan ou de la Carte sont ainsi 

 recueillis par la visee meme, et les operations ou les calculs precedem- 

 ment en usage pour obtenir les points ainsi determines sont supprimes, 



C. K., i8 9 5, a» Semestre. (T. CXXI, N« 1) " 



