( 42 ) 



n'ayant plus aucune utilite. Le complement du dessin se fait sur le terrain 

 meme par le simple raccordement des points automatiquement traces. 

 En raison de l'instantaneite des operations et de l'obtention d'un trace 

 graphique, j'ai donne au nouvel instrument le nom de tacheographe. 



» J'appellerai l'attention de l'Academie sur deux ou trois points spe- 

 ciaux. L'operation consistant en un contact et non plus en une lecture, 

 les erreurs de lecture sont supprimees ipso facto. J'ai toutefois conserve 

 dans rinstrument les organes destines a lire la mesure des angles, pour les 

 cas ou cette mesure serait interessante a noter a cote du resultat direct. 



» Suivant en cela les conseils de mon venere ami le colonel Goulier, 

 j'ai dispose les voyants de ma mire de facon a obtenir la coincidence, 

 non par recouvrement, mais par bissection. 



» J'ai egalement divise ma came en plusieurs sections de rayon variables 

 se rapportant a des voyants d'ecartements divers, de fac,on a obvier a l'ac- 

 croissement d'erreur qui, sans cela, se serait produit avec l'accroissement 

 de distance. 



» En donnant, a l'aide d'une simple vis de pression, une longueur de- 

 terminee au cote vertical du triangle rectangle, on obtient un avantage 

 precieux. Tous les points situes sur les lignes de visee qui correspondent 

 a cette difference de hauteur jouissent par cela meme dela propriete d'etre 

 situes sur un meme plan horizontal; le trace des courbes de niveau pent 

 des lors s'effectuer directement et s'inscrire graphiquement par des points 

 aussi rapproches qu'on le desire. En faisant varier successivement la lon- 

 gueur du cote vertical, on obtient la determination de courbes de niveau 

 successives sans changer de station. 



» L'instrument que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie a ete con- 

 struit par M. Balbreck. 



» J^a construction de la came et la division longitudinale des regies ont 

 ete faites avec la plus grande perfection par M. Garpentier, l'eminent suc- 

 cesseur de Ruhmkorff, a qui je ne saurais adresser assez de remerciments. 

 M. Garpentier a pousse le scrupule jusqu'a etabiir, pour la verification des 

 epaisseurs successives des sections transversales de la came, un palmer qui 

 permet de mesurer ces epaisseurs a un micron pres. 



» La manoeuvre du tacheographe, on le devine, est d'uue extreme sim- 

 plicite. 



» Les resultats obtenus jusqu'a present indiquent un degre de precision 

 superieura celui qu'on demande generalement aux tacheometres; Terreur 

 d'estime varie entre j~ et j~ de la distance; mais j'espere arriver bientot 



