( 56) 



ELECTRIGITE. — Nouvelle methode de mesure des capacites electriques basee 

 sur la sensibilite de la peau. Note de M. H. Bordier, presentee par 

 M. d'Arsonval ('). 



« Le principe de la methode que je vais indiquer repose sur une expe- 

 rience de M. le professeur d'Arsonval ( 2 ). 



» Si Ton place, successivement, en derivation sur une meme bobine 

 induite des condensateurs de capacites croissantes et que Ton cherche, 

 soit a l'aide d'un rheostat, soit en deplacant la bobine devant une regie 

 divisee, le moment ou Ton percoit la sensation minima produite par le cou- 

 rant sur la peau, on constate que ce moment varie pour chaque capacite 

 ajoutee. 



» Si Ton a, par exemple, un microfarad divise en dixiemes, il est facile 

 de trouver les positions, ou du rheostat, ou de la bobine, qui corres- 

 pondent aux sensations initiales produiles par chaque dixieme de microfarad 

 ajoute. En prenant comme abscisses les capacites et comme ordonnees les 

 differentes positions du rheostat on de la bobine, ou obtient une courbe 

 qui represente la variation de la sensibilite cutanee avec les differentes ca- 

 pacites ajoutees. Cette courbe etantetablie, il suffit de chercher le moment 

 d'apparition de la sensation produite par le courant faradique, la bobine 

 etant munie du condensateur dont on veut connaitre la capacite. En se re- 

 portantalacourbe, onlitimmediatement lavaleur de la capacite cherchee. 



» Comme on le voit, cette methode utilise I'effet sensitif minimum pro- 

 duit sur les terminaisons nerveuses de la peau. S'il est tres difficile 

 d'affirmer 1'egalite de deux sensations successivement pergues, il est, au 

 contraire, tres facile de reconnaitre l'instant precis ou une sensation 

 commence. 



» Pour que la surface impressionnee et que les conditions d'imbibition 

 de Tepiderme restent les memes pendant une experience, il est utile de 

 plonger les doigts dans deux vases contenant de Feau et relies aux deux 

 bornes de la bobine induite. 



» Voici un exemple des resultats obtenus par cette methode : 



» La bobine employee avait une resistance de 668 ohms; lediametre du 

 fil etait de T ^ de millimetre et sa longueur de i3oo m . 



i 1 ) Seance du a4juin i8 9 5. 



( 2 ) Archives de Physiologie, p. 585; 1891. 



