( i46 ) 

 surtout d'effectuer des mesures, au point de vue electrique, ce cote de la 

 question n'ayant pas ete aborde, et cTinscrire sous forme de courbe con- 

 tinue, l'onde electrique caracterisant ce phenomene. Cette analyse a une 

 importance generale tres grande en raison du lien intime qui unit la 

 decharge electrique a la contraction musculaire. Le muscle et l'organe elec- 

 trique obeissent aux memes lois generates. L'acte electrique et l'acte mus- 

 culaire s'eclairent Tun par l'autre. Ainsi que je l'ai dit depuis nombre d'an- 

 nees('), la contraction musculaire et la decharge de l'organe electrique me 

 semblent reconnaitre la meme cause : les variations de la tension superfi- 

 cielle que le fonctionnement de l'electrometre capillaire de notre confrere 

 Lippmann met bien en evidence. La decharge de l'organe electrique n'est 

 que l'exageration de l'oscillation electrique que Ton constate dans le muscle 

 lors de sa contraction. J'insiste sur ce fait parce qu'il n'a pas ete compris 

 lorsque je l'ai publie, en 1878 pour la premiere fois, les physiologistes 

 etant, pour la plupart, a cette epoque, assez ignorants des lois qui regis- 

 sent les phenomenes electriques. 



» Pour inscrire les phases de la decharge de la Torpille et la mesurer, 

 j'ai eu recours a quelques dispositifs speciaux, que je decrirai sommaire- 

 ment tout d'abord. 



w I. Le premier appareil inscripteur, que j'appelle galvanographe, derive, 

 comme principe, du galvanometre a circuit mobile, que j'ai imagine en 

 1880, en collaboration avec notre Confrere Marcel Deprez. II se compose 

 essentiellement ( 2 ) d'une bobine tres legere en aluminium sur laquelle 

 est enroule le circuit traverse par la decharge. Cette bobine est fixee au 

 centre d'une membrane en caoutchouc, fortement tendue sur un tambour 

 a air de Marey. Ce premier tambour est relie par un tube de caoutchouc a 

 un second tambour amplificateur plus petit, portant un court levier 

 inscripteur se deplacant surun cylindre enfume. La bobine mobile plonge 

 dans un champ magnetique annulaire de grande intensite. En vertu d'une 

 action bienconnue, cette bobine se deplacera dansle champ etson depta- 

 cement mesurera a chaqce instant le sens et les variations du courant qui 

 la traverse. Cet ensemble constitue un galvanometre tres sensible, inscri- 

 vant a distance ses indications par le mecanisme bien connu des tambours 



(') Voir i> j Arsonval, Gazette des //dpitaur, 21 niai 1878, et Comptes rendus de la 

 Societe de Biologie, 4 juitlet i885. 



( 2 ) Voir d'Arsonval, Societe Internationale des Electriciens, avril 1892, et Societe 

 francaise d'Electr other apie; 1891. 



