( i47 ) 

 a air de Marey, employes en Physiologic. La bobine en aluminium et les 

 membranes en caoutchouc constituent un systeme amortisseur des plus 

 energiques qui rend l'instrument tres aperiodique. On peut encore aug- 

 menter l'aperiodicite en faisant mouvoir la bobine dans du petrole, mais 

 cette precaution est inutile dans le cas present, car les mouvements de la 

 bobine ont une tres faible amplitude, la multiplication se faisant par le jeu 

 naturel des tambours a air qui sont, comme je l'ai dit, de diametres 

 inegaux. 



» J'ai employe egalement un deuxieme appareil inscripteur, constitue 

 par un fil d'argent d'environ un dixieme de millimetre de diametre et de 

 4o cm a 5o cm de long. Ge fil est tendu horizontalement entre deux supports 

 rigides. En son milieu vient s'accrocher un deuxieme fil tendu par un 

 ressort de caoutchouc et portant une pointe tres fine se deplacant sur le 

 cylindre enregistreur. Quand le fil d'argent est traverse par un courant, 

 il s'echauffe et Pallongement qui en resulte est considerablement amplifio 

 par la fleche qu'il forme. La pointe laisse une trace sur le cylindre. Les 

 indications de cet appareil sont tres rapides en raison de son peu de masse. 

 Ellesledeviennent bien plus encore si le fil d'argent, au lieu d'etre expose 

 a l'air, est noye dans du petrole. Comme je ne demandais a cet appareil 

 que la mesure de l'intensite efficace du courant dans le cas actuel, et non 

 Pindication des phases de la decharge, je n'ai pas employe le bain de 

 petrole qui diminue beaucoup la sensibilite. G'est un dispositif analogue 

 qui me sert depuis assez longtemps a mesurer l'intensite des courants 

 aiternatifs a haute ou basse frequence. On tare naturellement Pappareil 

 en le faisant traverser par un courant continu (l'intensite connue. Inutile 

 d'ajouter que, si le courant a mesurer est tres intense, on n'en derive 

 qu'une partie dans le fil d'argent. C'est ce qui a lieu pour la decharge de 

 la Torpille, comme je le dirai tout a Pheure. 



)> II. Pour proceder a une mesure, la Torpille est placee sur un plateau 

 a fond metallique, dans lequel on laisse une couche d'eau de mer de i cm 

 d'epaisseur pour que Panimai puisse respirer pendant I'experience. Dans 

 une feuille de papier d'etain, on taille deux electrodes ayant la forme des 

 organes eleetriques et Ton applique ces deux feuilles sur la surface dorsale 

 de ces organes, en les reunissant entre elles par une bande de papier d'etain 

 de 5 cm de largeur et assez epaisse. 



» Le plateau metallique inferieur constituera l'electrode negative et les N 

 lames d'etain l'electrode positive de cet electromoteur vivant. Ce sont ces 



