sulfate de ctiivre pur, de densite i , 100, baignant un fil de cuivre electrolytique, recou- 

 vert d'une couche fraiche de cuivre electrolytique, juste au moment de l'experience. 

 » Les etalons L. Clark et Gouy ont ete recouverts d'une couche de vernis noir pour 

 les preserver de la lumiere, et l'element Daniell, qu'on remplit a chaque fois, etait 

 place dans l'obscurite. 



)> L'element Daniell voit sa force electromotrice augmenter, dans Tespace 

 d'une hcure, de plus de i pour ioo, par le fait d'une legere oxydation du 

 cuivre. Comme il faut le vider et le remplir a chaque experience, ainsi que 

 deposer du cuivre frais sur l'electrode positive, ii n'est pas si commode a 

 employer que les deux autres , et ne presente pas la meme garantie. 

 Toutefois, lorsqu'o'n n'a pas besoin de la valeur absolue de sa force electro- 

 motrice, on peut lui donner la forme d'un element ordinaire, modele Cab 

 laud de preference, et le faire travailler sur une resistance capable de lu: 

 faire debiter un courant d'environ o amp , o5 par decimetre carre d'electrode 

 La difference de potenliel entre ses bornes presente, dans ces conditions 

 une Constance remarquable, ainsi que l'ont remarque deja plusieurs expe 

 rimentateurs. L'element Gouy est tresrobuste; si, par suite d'une fausse 

 manoeuvre, ii a ete maltraite, traverse par des courants, il suffit de le mettre 

 quelques minutes en court-circuit : au bout de quelques heures, il a repris 

 sa valeur premiere. De plus, son coefficient de temperature estassez faible. 

 L'element L. Clark a, au contraire, un fort coefficient de temperature; 

 neanmoins, lorsque celle-ci est bien determinee, sa valeur est parfaitement 

 fixe. Tous les elements sontbien comparables, et la Constance d'un meme 

 element se maintient tres grande. Toutes ces variations ne portent que sur 

 le chiffre des dix-milliemes. Lord Rayleigh ( 1 ) a trouve pour la valeur de 

 cet etalon (reduite a o°) 1,4^27 volts ^bsolus; ce nombre, qui ne differe 

 pas de ~to de celui qui resulte de mes propres determinations, a ete deter- 

 mine par la mesure d'un courant au moyen d'un electrodynamometre ab- 

 solu, et celle d'une resistance en valeur absolue, methode qui ne rappelle 

 en rien celle que j'ai suivie ( 2 ). » 



(') Lord Rayleigh, Sur V equivalent electrochimique de V argent, et sur la force 

 electromotrice absolue des elements de Clark {Philosophical Transactions of the 

 Royal Society of London; i884). 



( 2 ) Ce Travail a ete fait au laboratoire des Recherches physiques, a la Sorbonne. 



