( 323 ) 

 lnmineux, on ne peut en prendre les photographies suceessives que sur 

 une pellicule mobile. La serie d'images ainsi obtenues renferme, il est 

 vrai, tous les documents necessaires pour determiner les changements de 

 forme et de position de l'objet en mouvement. Mais, pour apprecier ces 

 changements, il faut un assez long travail de comparaison de ces images, 

 echelonnees en une longue serie. II serait bien preferable, pour de pareilles 

 etudes, de recourir a la Chronophotographie sur champ obscur qui reunit, 

 sur une meme plaque immobile, les images suceessives de l'objet. 



» Cctte methode, qui n'etait applicable qu'aux objets de grandes di- 

 mensions, va peut-etre, grace a Finstrument de M. Fremont, etre appli- 

 cable a la photographic microscopique. S'd en etait ainsi, un grand 

 progres serait realise dans la connaissancedu mouvement des etresmicro- 

 scopiques. » 



PHYSIQUE. — Sur quelques points de fusion et d' ebullition. 

 Note de M. H. Le Cu atelier. 



« Les pyrometres thermoelectriques et leur graduation au moyen des 

 points de fusion determines par M. Violle, sont aujourd'hui d'un usage 

 general dans tous les laboratoires scientifiques qui s'occupent de mesures 

 de temperatures elevees. De cette uniformite de methode est resultee 

 une uniformite tres profitable dans les resultats. C'est ainsi que, en Angle- 

 terre, aux Etats-Unis et en France, les nombreuses determinations qui 

 out etc faites des differents. points de transformation du fer et de Facier 

 ont donne des chiffres concordants a io° pres. Il n'en resulte pas que les 

 temperatures ainsi mesurees soientconnues avec une precision semblable; 

 j'ai depuis longtemps indique que les points de fusion employes pour la 

 graduation pouvaient etre errones, pour For, de 20 ; pour le palladium et 

 le platine, de oo°. Cet accord sur une meme echelle des temperatures, 

 meme peu exactes, n'en est pas moins fort utile, et il ne faudra modifier 

 cette echelle que lorsqu'on aura la certitude de lui en substituer une qui 

 soit notablement plus precise. 



» Dans ces dernieres annees, plusieurs nouvelles determinations du 

 point de fusion de For ont etc faites, qui conduisent presque toutes a des 

 temperatures notablement superieures a celle trouvce par M. Violle. On 

 commence a les utiliser, peut-etre un peu precipilamment, dans la gra- 

 duation des pyrometres. Je me propose de disculcr, dans cctte Note, Fop- 



