( 554 ) 

 pandu. Je m'en sers dans mes recherches calorimetriques, depuis de nom- 

 breuses annees, et j'en ai deja recommande l'emploi en 1869 ( 4 ). C'est 

 un instrument dont les indications sont exactes, a la condition, toutefois, 

 d'apporter aux lectures une correction necessaire chaque fois qu'il s'agit 

 de determinations a faire a pres d'un centieme de degre. 



« Dans ces dernieres annees, les experiences cryoscopiques ont attire 

 1' attention sur la commodite de cet instrument et le thermometre Wal- 

 ferdin qui, contre tcute justice, porte, en Allemagne, le nom de Beckmann, 

 son conslructeur actuel, est devenu d'un usage courant. 



» Le premier thermometre a grande echelle, destine aux experiences 

 calorimetriques, a ele construit, sur mademande, en 1868, par M. Baudin 

 pere. II portait dix degres, divises en cinquantiemes de degre. Les varia- 

 tions de temperature, assez etendues, du laboratoire dans lequel j'ope- 

 rais, m'auraient force a avoir plusieurs de ces instruments et a passer de 

 Tun a l'autre dans une meme operation, lorsque la temperature initiale 

 du bain calorimetrique se trouvait a la fin de l'echelle de Tun des ther- 

 mometres et sa temperature finale au commencement de 1* echelle du ther- 

 mometre suivant ; c'est done pour echapper a ces inconvenients que j'ai 

 eu recours au thermometre metastatique de Walferdin, dont le premier 

 exemplaire a ete construit par M. Baudin en 1869. 



» La correction a apporter aux lectures d'un thermometre metastatique 

 est en fonction de la quantite de mercure qui, de la cuvette inferieure, 

 est chassee dans la cuvette superieure. En faisant passer une certaine 

 quantile de mercure dans la cuvette superieure, les degres deviennent plus 

 pelits, proportionnellement a cette quantite. 



» Si Ton enleve au mercure total n degres, il faut, pour avoir la tempe- 

 rature exacte, ajouter non seulement le volume de ces n degres, mais 

 encore les quantites dont ceux-ci se seraient dilates pour la temperature/, 

 e'est-a-dire /^y, yetant le coefficient de dilatation apparente du mercure. 



» Soit un thermometre renfermant V volumes de mercure a o°, et v le 

 volume correspondant a i°, la dilatation apparente de 1' unite de volume 

 pour i°, dans une enveloppe de verre, est 



nd us trie He de Mul- 



