COMPTES RENDUS 
DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES. 
SÉANCE DU LUNDI 5 JUILLET 1916. 
L2 
PRÉSIDENCE DE M. Camiie JORDAN. 
MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 
MÉDECINE. — Électro-vibreurs puissants marchant sur courant faible, continu 
© ou alternatif. Électro-vibreur à résonance. Note (') de M. J. Berconté. 
Dans une Note précédente (°), j'ai montré que les puissances électriques 
vraies, absorbées par les électro-vibreurs puissants, les seuls utilisables 
pour déceler et extraire les projectiles profonds, oscillaient entre 550 
et 950 watts; mais, à cause de l'énorme self de ces appareils et du décalage 
entre l'intensité et la force électromotrice, l'intensité du courant doit être 
assez élevée et ne doit guère descendre au-dessous de 60 ampères pour 200 
à 220 volts aux bornes. Ces intensités élevées, auxquelles il n’y a pas 
moyen d'échapper quoi qu’on fasse, si l’on veut conserver toute l'utilité de 
(1) Séance du 26 juin 1916. 
(2?) Comptes rendus, t. 161, 1915, p. 535. 
