SÉANCE DU 17 JUILLET 1916. troe 
Salomonson par exemple. Mais la résistance additionnelle compensatrice est sensible- 
ment la même dans les deux cas. 
IL. Essais de détermination de la chronaxie avec le montage en série, la déri- 
vation n'étant mise que pour la mesure de la résistance. — Les résultats sont 
irréguliers. Tantôt on obtient des valeurs de l’ordre prévu, tantôt des 
valeurs dix fois trop grandes environ. 
Toutes les fois qu’on obtient des valeurs satisfaisantes, le sujet se comporte, vis- 
à-vis de la décharge, comme une résistance sans-capacité de polarisation. Au contraire, 
lorsque les résultats sont mauvais, le galvanomètre traîne, revient lentement au zéro, 
et la déviation est et petite pour une même quantité, quand le sujet est dans le cir- 
cuit que lorsqu'il n’y est pas. 
II. Procédé de détermination de la chronaxie chez l’homme avec le mon- 
tage en dérivation. — C’est le montage employé en physiologie animale par 
L Lapicque. Les résistances additionnelles sont des résistances liquides 
impolarisables et sans self (Cu et SO Cu). 
Le sujet est mis en série avec une résistance de 2000® à 5000, suivant les régions ; 
sur la paume de la main, il faut aller jusqu’à roooo®, la polarisation y étant plus 
importante. 
L'ensemble du sujet et de la résistance additionnelle est monté en dérivation : la 
résistance en dérivation est de 10000. 
La résistance réduite varie ainsi de 5000® à 7000 environ. | 
On ajoute dans le circuit, entre la source et la dérivation, une résistance de 4000. 
LA résistance totale est donc toujours comprise entre 9000 et 1000", Elle est mesurée 
xactement dans chaque cas. 
On cherche le seuil en voltage, avec un courant galvanique, en laissant passer le 
courant aussi peu de temps que possible. Cela donne la rhéobase, Elle est la même 
avec un courant galvanique qu'avec la décharge de 50 microfarads. 
On mesure ensuite la résistance avec le voltage de la rhéobase en chargeant une 
capacité telle que la déviation du galvanomètre ne dépasse pas 40 à 50 divisions. Le 
rapport des déviations dans les deux branches donne la résistance de la branche du 
sujet (1), 
Ensuite on double le voltage pour chercher la chronaxie. 
On fait une nouvelle mesure de la résistance de la branche du sujet et l’on ajoute 
dans cette branche une résistance telle que le partage de la décharge soit le même que 
pour la rhéobase. 
Cela fait, le galvanomètre est exclu du circuit, et l’on cherche la capacité qui donne 
le seuil avec le voltage double de celui qui avait donné le seuil avec le courant continu. 
Cette capacité, multipliée par la résistance du circuit et le coefficient 0,37, donne la 
chronaxie. On peut appliquer, dans les conditions de circuit que je décris, au moins 
en première opproxtaaiop, le coefficient de L. npEqe: 1=ROxAa "37e 
(!) G, Bourqutexow, Comptes fikas t. 162, 1916, p. 956. 
C: R., 1916, ° Semestre. (T. 163, N° 3.) 10 
