130 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
Il résulte de ces observations que le pouvoir épurateur des filtres submer- 
gés non couverts, fonction du développement et de la vitalité des algues, 
peut être mesuré par la réduction de l’alcalinité de l’eau. Il y a là un moyen 
de contrôle rapide de ła marche des filtres qui éclaire et complète les 
résultats de l’analyse bactériologique. 
ÉNERGÉTIQUE BIOLOGIQUE. — Trottoir dynamographique. 
Note de M. Jures Amar, présentée par M. Dastre. 
Deux raisons m’avaient conduit à établir, voici un an déjà, un système 
de plancher ou trottoir pouvant transmettre et ainsi permettre d'enregistrer 
des mouvements et les efforts des jambes dans la locomotion. 
D'une part, j'avais à étudier la marche pathologique, et les progrès que 
telle ou telle méthode de rééducation pouvait y réaliser; d’autre part, il 
était devenu nécessaire de pouvoir contrôler, ëndiscutablement, les avan- 
tages ou les inconvénients des nombreux modèles de jambes artificielles 
soumis à l’examen du Service de Santé. 
Dans les circonstances envisagées, l’expérimentation scientifique, rigou- 
reuse et impartiale, devait être le seul guide. Je conçus donc l’idée d’un 
trottoir dynamographique double, enregistrant les phases du mouvement de 
la jambe saine, et celles de la jambe malade ou artificielle. Les amputations 
doubles, les impotences atteignant les deux membres inférieurs, donnent 
lieu à des observations qui s’éclairent en les confrontant avec des obser- 
vations sur l’homme normal. 
L'objet de la présente Note est simplement de décrire l'appareil (du 
Le trottoir dynamographique est constitué par deux plates-formes en bois, paral- 
lèles et semblables, couvrant chacune un même dispositif mécanique d'enregistrement 
-enfermé dans une caisse également en bois. Un palier de repos le termine à chaque 
extrémité, et l’ensemble présente les dimensions moyennes suivantes : FPoguenrs 33 
largeur totale, 0",50; hauteur, o™, 30. 
Le dispositif mécanique est formé de leviers en fer forgé, dont la section a 40" 
-sur 10%", Ils sont placés par paires dans le coffre et se croisent en leur milieu. Chaque 
levier se fise.d’un côté par une articulation à chape, et de l’autre il prend contact avec 
(1) Les notions théoriques et pratiques se rapportant à cet appareil, et au problème 
-de la rééducation et de la prothèse, figurent en détail dans un volume : Organisation 
physiologique du travail, in-8° de 375 pages et 126 figures, préface de Léon Bour- 
geois, ministre d'État (Paris, édition Dunod et Pinat). 
