132 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
un ressort à boudin qui appuie surle levier opposé. C’est donc une pression réciproque 
et parfaitement répartie. Huit ressorts agissent de même à l'intérieur du trottoir, 
quatre par plate-forme et symétriquement placés. 
Aux points de croisement, les leviers sont tangents à une petite poire en caoutchouc 
reliée à un tambour inscripteur. Les ressorts ont une force de 20¥8 pour un raccourcis- 
sement de 10"® 
Des montants verticaux en acier, ayant 30%® sur 8mm, sont brasés sur les leviers et 
soutiennent le plancher. Celui-ci est entièrement mobile dans son plan horizontal, par 
suite de son mode de suspension. Il est, en effet, supporté par un système articulé qui 
assure son déplacement antéro-postérieur et latéral, dans les deux sens. Et, dans ces 
trois ps différents, il rencontre de petites poires en caoutchouc pour l’enre- 
gistrement. 
La résistance de ce ‘dispositif est garantie contre toute flexion excessive par des 
arcs-boutants en fer à T qui longent la surface interne du plancher; ils ont une section 
de 5o%"® sur 30%" et occupent toute la longueur du coffre. Un tendeur, fixé par des 
boulons réglables, les consolide inférieurement (voir la figure). 
Mouvements et forces enregistrés sont donc au nombre de huit, soit 
quatre par jambe : pression verticale, impulsion en arrière de la jambe qui 
quitte le trottoir, poussées latérales interne et externe du pied. Au moyen 
de tubes de caoutchouc les pressions sont transmises à des tambours inscrip- 
teurs placés devant un cylindre à rotation rapide, marchant à poids. On 
obtient, de chaque type de marche, un tracé d’une remarquable clarté. Car 
l'appareil est calculé pour avoir la sensibilité convenable; il est, en outre, 
très fidèle, et, dans aucun cas, il ne fausse ni ne gène les conditions qu’au- 
rait la ich sur un plancher ordinaire. 
L'inscription du temps complète cette analyse physiologique. Faire la 
rééducation locomotrice des blessés, corriger les mauvaises démarches, 
établir le diagnostic des impotences et en suivre l’évolution, c’est l’un des 
buts de l'emploi du trottoir dynamographique. Mais il en a un second plus 
important: c'est le contrôle des défauts que les appareils de prothèse du 
membre inférieur entrainent dans l'exécution du pas, et qui ont, parfois, 
un retentissement fàcheux sur l’état fonctionnel des moignons. | 
HYGIÈNE. — Pour chasser les mouches de nos habitations. 
Note de MM. C. Gazaxe et C. Housserr, présentée par M. Ed. Perrier. 
Le Service de Santé vient de faire passer, dans les hôpitaux, la circu- 
laire annuelle relative à la destruction des mouches. Tout le monde est 
d'accord pour reconnaître qu'aux mesures offensives de destruction il 
faut ajouter des mesures de protection. 
