302 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
RADIOLOGIE. — Détermination des constantes pratiques du tube Coolidge. 
Note de MM. Marcer Borr et Lucien Marrer. 
Le tube Coolidge (') est une nouvelle ampoule à rayons X basée sur 
l'émission d'électrons par les corps incandescents (effet Edison-Richardson). 
Au point de vue qui nous intéresse, il n’en a pas encore été fait d'étude 
systématique; par contre, il a été publié de nombreuses erreurs, attri- 
buables à des idées trop schématiques qu’on s’était faites sur le fonction- 
nement de cette ampoule; et comme elle est déjà employée par des radio- 
logues et des médecins, il nous a paru intéressant de résumer les résultats 
que nous avons obtenus dans le service du D” Béclère, au Val-de-Grâce. 
1° COURBES DU RÉGIME ÉLECTRIQUE. — a. Courbes du courant i débité dans lam- 
poule en fonction du courant 1 alimentant le filament, à divers voltages U main- 
tenus constants. — La température absolue T du filament incandescent varie dans le 
même sens que le courant I, alors que le courant £ est lié à T par la loi de Richardson 
b 
ibaie t 
où a et b sont des constantes (?). 
L’allure de cette fonction montre que # doit croître très rapidement avec 1; c'est ce 
que l’on constate tant que I n’est pas trop grand. Sinon, les actions électrique el 
magnétique exercées par l'ensemble des électrons sur chacun d’entre eux ne sont plus 
négligeables et le courant £ reste sensiblement constant pour des valeurs croissantes 
de T, 
b. Courbes du courant i débité dans l'ampoule en fonction du voltage U aux 
bornes, pour différents courants I maintenus constants. — D'une manière générale, 
le courant £ croît en fonction de U. Remarquons qu’à faibles voltages (U < 2000 volts), 
le champ électrique appliqué n’est pas capable d’entraîner tous les électrons émis et le 
courant č reste très petit. 
29 PUISSANCE RAYONNÉE ET DEGRÉ DE PÉNÉTRATION. — La puissance rayonnée Q sous 
forme de rayons X (appelée parfois intensité du rayonnement) a été mesurée par 
l'ionisation produite par les rayons X en traversant un électroscope en papier plom- 
baginé. Ces puissances orit été ensuite converties en unités V par minute, utilisées 
par les médecins; rappelons que, par définition, une ampoule a émis 1 V, lorsqu'une 
pastille de platinocyanure de baryum, placée à 7°%,5 de l’anticathode, a viré de Sa 
(!) On trouvera une description et un schéma de cet appareil dans la Note de 
MM. Belot et Ménard (Comptes rendus, t. 160, 1915, p, 450). 
(?) a varie comme le nombre d'électrons présents dans le métal et b est propor- 
tionnel au travail nécessaire pour vaporiser un électron dans l’espace environnant: 
