( 83 ) 
» La méthode classique de Regnault pour la détermination des densités 
des gaz exige que l’on ait à sa disposition une grande quantité du corps 
gazeux. De plus cette recherche est loujours délicate et demande un temps 
trop long pour qu’il soit possible de l'appliquer à des méthodes courantes 
de laboratoire, 
» La méthode de Chancel répond mieux à ce desideratum, tout en ne 
fournissant que des résultats approchés. Elle possède cependant le grave 
inconvénient d'exiger un courant gazeux pour déplacer à peu près com- 
plètement lair qui remplissait l'appareil; elle pourra donc fournir d'ex- 
cellents résultats, quand il s'agira de gaz d'éclairage ou de masses gazeuses 
d'un certain volume. Mais si, dans une préparation, on n'obtient que 
quelques centaines de centimètres cubes de gaz, on ne peut songer à 
appliquer ce procédé. 
» La nouvelle méthode que nous présentons aujourd’hui permet d’ob- 
tenir la densité d’un corps gazeux en opérant sur 100°° environ. 
» Le principe est analogue à celui de la méthode de Dumas pour la re- 
cherche des densités de vapeur. On détermine, au moyen d’une balance 
donnant les 06, 5, la différence entre le poids d’un volume connu du gaz à 
examiner, mesuré dans des conditions de température et de pression bien 
déterminées, et le poids d'un égal volume d'air dans les mêmes conditions 
de température et de pression. Si l’on désigne par p cette différence de 
poids exprimée en grammes, par y le volume commun du gaz et de l'air 
à t° et à la pression H, la densité sera donnée par la relation 
p=6 x 0,001293(æ—1) X + < : à 
760 ” 1 +0,00367€ 
» L'appareil (fig. 1) se compose de deux parties : le mesureur B et un ballon 
mobile À dans lequel s'effectue la pesée du gaz. 
» Le mesureur B est formé d’un cylindre de verre d’une capacité de 95% environ, 
fermé à sa partie supérieure par un robinet à trois voies R et terminé à sa partie infé- 
rieure par un tube plus étroit. Ce dernier tube porte des divisions indiquant le vo- 
lume compris entre le robinet R et chacune d'elles; il est fixé en c à un tube de caout- 
chouc assez long qui relie le mesureur à une ampoule surmontée d’un tube et munie 
d’un robinet R’. Cette ampoule est remplie de mercure, elle permet d'amener se 
du mesureur à la pression atmosphérique. A la partie supérieure du tube ab se trouve 
un robinet à trois voies R qui le relie à un tube presque capillaire K au moyen PETE 
On puise le gaz šur Ja cuve à mercure dans éprouvette qui le contient. Enfin un 
rodage permet de fixer le ballon A à la partie supérieure du mesureur pour y faire 
passer le gaz Contenu dans ce dernier. 
» Voici comment l'expérience doit être conduite : on fait le vide dans le ballon À, 
