( 415 ) 
. x , . . J 4 ` ad 
suffisait donc que les dérivations fussent connues à ;55 près, ce qui ne 
présente aucune difficulté. 
Fig, 1 
E 
e. 
mm. 
Inn: 
» Étalons et contacts. — Afin de n'être pas trop limité dans l'intensité 
des courants à employer, on a choisi, pour la construction des étalons, 
des tubes assez gros, contenant environ 30%" de mercure par ohm; dans 
mes premières recherches, le tube débouchait directement dans le godet 
terminal (fig. 2); mais craignant un effet perturbateur du contact sur la 
portion du tube protégée par un bouchon de liège et un tuyau de 
caoutchouc, je remplaçai, pour le second groupe, les premiers godets par 
d autres, munis d’une tubulure latérale permettant à l'étalon de prendre 
dans son entier Ja température du bain (fig. 3). 
Au début, les contacts consistaient en une forte barre de cuivre munie 
d’une capsule de platine, et protégée par un tube de verre et un tuyau de 
Caoutchouc ( Jig. 2); puis je repris les contacts de la forme indiquée par 
M. Benoît (fig. 3), et enfin, j’adoptai un système mixte consistant à coiffer 
le premier contact d’un godet en verre (fig. 4). 
