( 416 ) 
» Comparaisons. — J'ai fait, dans le premier groupe, 37 séries de com- 
paraisons dans l’eau et 8 séries dans la glace et la vapeur d’eau, ces der- 
nières avec un étalon vertical; dans le second groupe j'ai fait 32 séries de 
mesures par le fil et autant par les dérivations. Chaque série comprenait 
vingt-huit mesures. Ces séries ont été espacées de 2 en 2 degrés environ, 
entre o° et 61°; elles étaient réparties de telle sorte qu'on est revenu plu- 
Fig. 4. 
sieurs fois aux températures hautes et basses pour éliminer une variation 
possible des étalons avec le temps, variation qui, du reste, n’a pas été con- 
statée. 
» Résultats. -- Pour les premières recherches je donnerai seulement la 
résistance apparente du mercure dans le verre en fonction de l'échelle 
centigrade des thermomètres en verre dur; la formule trouvée est la sui- 
vante , 
= T, (1 + 0,000 872 61 + 0,000 001 0574). 
» Les résultats complets de mes dernières mesures sont donnés ci-après : 
o - . . 5 , . : à 
» 1° Variation apparente de la résistance du mercure dans le verre dur, 
en fonction du thermomètre à mercure. 
