( 582 ) 
MÉMOIRES LUS. 
PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Nouvel appareil, ou schiséophone, servant à explorer 
la structure intime des masses métalliques à l'aide d'un procédé électro- 
mécanique. (Sonomètre d’ induction joint à un microphone). Note de M. le 
capitaine pe Prace. 
« La méthode employée pour scruter le métal à l’aide de cet instrument 
est la suivante : 1° frapper sur le métal à éprouver; 2° recevoir dans un 
microphone le son émis par le métal; 3° apprécier ce son à l’aide d'un 
sonomètre d’induction. 
» Pour satisfaire à ces trois conditions, l'instrument se compose d’un 
frappeur, d’un microphone et de ses piles, et enfin d’un sonomètre d'in- 
duction, muni de ses téléphones. 
» La figure schématique ci-dessous donne une idée de l’ensemble du 
système : on y voit, dans le local de vérification, le frappeur F traversant le 
microphone M, pour percuter le bloc de métal B à éprouver; puis, dans le 
Chambre 
d'audition 
local d’audition, le sonomètre composé de la règle RR’ et des bobines B 
et B’, cette dernière étant reliée au téléphone T. Les éléments de piles 
sont placés en P. 
» Le frappeur est constitué par une tige d’acier dur, qui est animée d'un 
mouvement de translation alternatif, soit au moyen d'un mécanisme 
d’horlogerie, soit au moyen d’une manivelle mue à la main, soit enfin, ce 
qui est préférable, au moyen d’une poire en caoutchouc qui actionne un 
petit piston de bois portant la tige formant frappeur. La vitesse à imprimer 
au percuteur ne doit pas être plus considérable que celle donnant trois 
Coups en deux secondes ; quand on précipite le mouvement, la lecture se 
fait mal dans les téléphones, Le microphone est traversé par le frappeur 
