( 583) 
et monté sur un manche dont l'avant-bec le maintient toujours à bonne 
distance du métal à éprouver. Ce microphone se rapproche, par sa struc- 
ture, du type du microphone de Crossley, à baguettes de charbon disposées 
en triangle ou en carré, et montées sur des cubes de charbon. - 
» La pile est formée de deux séries d'éléments servant tour à tour, au 
moyen d’un commutateur, pour éviter la polarisation. Elles sont du type 
Leclanché, mais à liquide immobilisé par la substance complexe dénom- 
mée Mélasine par M. de Place et présentant cette particularité de ne se 
dessécher jamais. 
» Le sonomètre est composé d’une règle graduée arbitrairement (en 
centimètres généralement), et de deux bobines, dont l'une fixe, placée au 
zéro, est enroulée d’un fil recouvert, d’une résistance de 125 ohms, et dont 
chacun des bouts est dans le circuit de la pile et du microphone. L'autre 
bobine, de 125 ohms également, est mobile et communique aux deux télé- 
phones de pareille résistance. i 
» Il est facile de comprendre maintenant comment fonctionne lap- 
pareil. | 
» A l'appel d’une sonnerie d'avertissement, l'opérateur chargé de pré- 
senter les pièces à éprouver commence la percussion. L'opérateur chargé 
de la vérification, ayant aux oreilles les téléphones maintenus par une ju- 
gulaire têtière, perçoit dans ceux-ci le bruit du frappeur. Il éloigne alors 
la bobine mobile de la bobine fixe, jusqu’à ce qu’il n’entende plus qu'un 
son & peine perceptible. On pourrait reculer jusqu’au silence parfait, mais 
on conçoit que, perdant ainsi toute relation avec le frappeur, on demeu- 
rerait dans le vague. 
» Tant que, pour une pièce d’égale épaisseur (rails, cuirasses, arbre 
de couche, bloc, etc., etc.), le bruit reste le même, c’est que la pièce est 
Saine et exempte de fissures, soufflures ou {apures. Si, au contraire, le son 
vient à changer en augmentant, c'est qu'une tapure, une fissure, une 
soufflure a été rencontrée par le frappeur. Vu le peu de volume du son 
conservé primitivement, il est très facile de saisir la moindre augmentation 
ou le moindre changement. 
» La distance qui sépare la bobine mobile de la bobine fixe est variable 
avec chaque opérateur et dépend du degré d’audibilité de chacun. Elle 
Augmente avec l'habitude de l'appareil. 
» Quand on opère sur des pièces d'épaisseur inégale, comme sur des 
obus de rupture, qui « trempés raide » tapent très souvent à l’ogive, on 
établit sur un obus sain (ayant traversé une plaque au tir d'essai) une 
