( 600 ) 
OPTIQUE. — Sur la vérification du parallélisme à l’axe optique des lames 
cristallines uniaxes. Note de M. Bennarn BRuNues, présentée par 
M. Lippmann. 
« L'étude de la réflexion cristalline interne m'a suggéré une méthode 
très simple et très sensible pour vérifier le parallélisme à l’axe optique 
d’une lame cristalline uniaxe taillée parallèlement à l’axe. 
» On pourrait opérer de deux manières. 
» Supposons qu'un faisceau lumineux tombe sur la lame, collée au fond 
du prisme à liquide, de manière à ne donner qu’un rayon entrant dans le 
cristal. Le faisceau réfléchi, analysé, donne un spectre cannelé. Alternons 
le polariseur et l’analyseur : si la lame reste identique à elle-même par une ro- 
tation de 180° dans son plan, le principe du retour inverse montre que rien 
ne sera changé. C’est ce qui se produirait avec une lame rigoureusement 
parallèle à l'axe optique. 
» Si axe optique fait un petit angle avec la lame, la substitution du po- 
lariseur à l’analyseur déplace dans un sens déterminé les franges noires du 
spectre cannelé. Ce déplacement donne une mesure de l'inclinaison de 
l'axe. 
» On a, par exemple, une lame de quartz qui a 1®%,078‘d'épaisseur. Elle est orien- 
tée de façon que sa section principale fasse un angle de 37°53' avec le plan d'int» 
dence. L’angle d'incidence est de 45°. Le liquide du prisme qui baigne la face site 
rieure a un indice voisin de l'indice moyen du quartz. Dans ces conditions, si le défaut 
d'orientation est 17/, la substitution du polariseur à l’analyseur déplace les franges 
de 5% de la distance de deux franges consécutives, au voisinage de la raie D. 
» Voici, par exemple, les pointés de quatre franges consécutives obtenues avec la 
lame précédente, au voisinage de la raie D : 
P vertical. P horizontal. k 
A horizontal. A vertical. Différence. 
E ds as 995,4 — 10,4 
Pis 1048,9 Pl... 10990 + 10,7 
Mie Fiid 9 Vi. 1102,0 Rare 
S e 166,4 er 1166,9 + 10,5 
» La lame est tenue par une pince; on l’a d’abord fait tourner dans son plan jus- 
qu'à ce que les plans de polarisation des deux rayons-réfractés entrants fassent des 
angles sensiblement égaux à 45° de part et d’autre du plan d'incidence. Il suffit de 
* tourner préalablement le polariseur de 45°, à partir du plan d'incidence, de mettre 
