( 602 ) 
diffère de «8 de 3,6, quantité très considérable, et qu’un simple pointé 
dans les deux cas met immédiatement en évidence. | 
» On saisirait très bien une différence systématique égale au $ de la pré- 
cédente, car elle serait alternativement positive et négative pour les inter- 
valles successifs du spectre. 
» La grandeur de la déviation augmente avec l'épaisseur et avec la biré- 
fringence de la lame, pour un même angle de l'axe. Avec une lame de quartz 
de 1°%,5 el à plus forte raison avec des lames plus épaisses, on décèlera 
très aisément un défaut d'orientation d’une demi-minute. 
» La méthode n’exige qu'un polariseur, un analyseur et un spectros- 
cope, et ne comporte aucun réglage délicat. » 
OPTIQUE. — Sur un photomètre-photoptomètre destiné à la mesure des faibles 
éclairements. Note de M. Cnares Henry, présentée par M. Henri 
Becquerel. 
« L’inaltérabilité du sulfure de zinc phosphorescent permet de l'em- 
ployer comme étalon photométrique; la loi de déperdition de sa lumière 
avec le temps une fois déterminée, il peut servir de mesure pour des éclai- 
rages très faibles. J'ai fait construire, par la Société centrale des produits 
chimiques, un photomètre-photoptomètre fondé sur ce principe. ee 
» La formule que j'ai énoncée dans une précédente Communication 
‘(ro octobre) z 
(1) (e500 (t + 27,18) = const. 
rend compte assez bien de l’ensemble des observations d’intensités du sul- 
fure de 3 à 1400 secondes. Mais, pour la détermination d’intensités au bout 
de temps plus longs, il est évidemment préférable d'utiliser une formule 
asÿmptotique qui reproduise le plus fidèlement possible les dernières 
observations. C’est le caractère de la formule suivante 
(2) i5 (t — 18,5) = const. 
à partir de 900 secondes. J'ai été conduit à rechercher cette forme 
i(t +c) =K parune remarque théorique de M. Henri Becquerel ('). 
: ` # ý ° . . L EA re- 
» Le nouveau photomètre-photoptomètre consiste en trois tubes noircis intérieu 
LÉ ce mA 
D En one ns 
(*) Comptes rendus, 2° semestre, p. 619; 1891. 
