à ( 209 }) 
munis de fils croisés et pourvus de lentilles achromatiques d’une forte 
puissance amplificative; ils furent installés sur des coulisses de façon à 
pouvoir être déplacés, au. besoin, d’une certaine quantité mesurée et réglée 
par un mouvement micrométrique. C’est à l’aide de ces microscopes que 
M. Gambey a commencé par déterminer un premier diamètre passant par 
le centre de l'axe. En effet, en plaçant sur les bords du cercle deux repères 
mobiles et en déplaçant, tour à tour, les microscopes et les repères, il est 
arrivé à pouvoir faire faire au cercle un demi-tour, en retrouvant toujours 
les repères sous les fils croisés des microscopes. 
» Cette vérification faite un grand nombre de fois, alors que toutes les 
parties du limbe étaient à une température uniforme, M. Gambey, par une 
seconde opération analogue, agissant avec les deux autres microscopes 
d'abord, puis avec les quatre à la fois, parvint à croiser un second dia- 
mètre passant également bien par le centre de l’axe, et rigoureusement à 
angle droit avec le premier, c’est-à-dire à diviser son cercle en quatre 
parties parfaitement égales. M. Gambey fut certain que l'opération était 
précise lorsqu'il put faire passer, tour à tour, ses quatre points cardinaux 
sous chaque microscope en constatant toujours une coïncidence parfaite 
entre les repères et les fils croisés des quatre microscopes à la fois. 
» A l'aide de ces quatre microscopes devenus désormais invariables dans 
leur position, des repères intermédiaires furent rigoureusement espacés 
par tåtonnements successifs; et une partie importante de cette délicate 
Opération fut ainsi accomplie, car les bases de toute la division se trouvaient 
dès lors invariablement posées. Ce travail préliminaire, pendant lequel la 
longue patience de l’opérateur a joué le rôle principal, se trouvant ter- 
miné, M. Gambey exécuta sur le bord du cercle même la denture dans 
laquelle il devait placer la vis tangente qui lui servirait à tracer son admi- 
rable division, Installant pour cela, sur l’un des blocs qui avait porté l’un 
des quatre microscopes, ur appareil de hache à fendre, il fit dans le bord 
du cercle, vis-à-vis de chaque repére, une section à laquelle il eut le soin 
de donner une inclinaison égale au rampaut du pas de la vis qui devait s'y 
appliquer, 
3 L'exactitude d’'espacement des repères assurait la régularité des 
distances entre les incisions ou dentures creuses, il restait à subdiviser avec 
ee vis-fraise les espaces intermédiaires. Cette opération pouvait-elle se 
faire avec une précision rigoureuse? M. Gambey ne l'espera pas! ll ne fit 
aucune tentative pour l'obtenir, tant était grande sa foi dans l'efficacité 
de sa Méthode rectificative pour assurer le succès! Indiquons, néanmoins, 
