(cata 
» » Après avoir obtenu cet éclatant succès, M. Gambey voulut aussi doter 
Ja plate-forme ordinaire de la même précision. Pour bien faire comprendre 
comment il a su plier son génie inventif aux exigences d'organes déjà exi- 
stants, nous indiquons dans quelles conditions cette machine à diviser a 
elle-même été par lui établie. Si l’on réfléchit qu'avant l’invention de la Mé- 
thode rectificative la plate-forme de M. Gambey était celle qui, pour la 
division circulaire des instruments, donnait les résultats les plus satisfai- 
sants, ces indications ne paraitront pas sans utilité; elles sont, dans notre 
paquet cacheté, l’objet d’une seconde Note, et le mode d'application de la 
Méthode rectificative à cette plate-forme est décrit dans une troisième. Ces 
deux Notes sont encore remplies de détails techniques; nous craignons 
que leur audition ne fatigue l'Académie après la longue attention dont elle 
vient de nous favoriser. Pour rester discret, nous cessons notre lecture et 
demandons l'autorisation de joindre, pour l'impression, ces deux Notes à 
celle que nous venons de lire, Le contenu de notre paquet cacheté se trou- 
vera ainsi révélé en son entier à tous ceux qu’intéresse l’exacte division des 
instruments de mathématiques, et le trésor des procédés pratiques que 
notre illustre confrère emportait avec lui dans le tombeau restera sauvé. 
Description des procédés suivis par M. Gambey pour l'exécution de sa plate-forme. 
» M. Gambey, jaloux d'exécuter des divisions plus précises que celles 
des autres constructeurs ses rivaux, a eu l’heureuse idée d'introduire, dans 
l'exécution et l'emploi de sa plate-forme, la Méthode des moyennes recti- 
ficatives des légères erreurs qui n’échappent pas à un examen sévère des 
instruments les plus renommés. Nous allons essayer de faire comprendre 
comment il s’y est pris pour faire cette application. 
» Pour établir son plateau diviseur, dit plate-forme en termes d'atelier, 
notre confrère a superposé deux limbes de cuivre jaune bien également 
écrouis, et les a nnis entre eux par des vis symétriquement. espacées; 
aprés avoir appliqué ce limbe double sur la jante d’une roue de fonte 
dressée sur le tour, toute montée sur son axe mêmeen acier, soigneusement 
tourné et fidèlement rodé, il lui fit subir opération de la denture au moyen 
d'une vis-fraise tangente dont l'écartement des pas avait été réglé de façon 
à l’inscrire, un certain nombre de fois déterminé d'avance, sur le pourtour 
de ce limbe. Quelques tâtonnements entre la circonférence de la plate- 
forme, tenue d’abord un peu plus grande qu’il n’était nécessaire, et l’écar- 
tement du pas de la vis suffirent pour faire trouver le rapport conveuable 
entre ces deux parties pour obtenir l'effet cherché. 
