(t210 Y 
obscure entre les bords très-rapprochés de la fente. Nous proposons au- 
jourd’hui de substituer au réfractomètre une disposition plus commode. 
Cette disposition consiste à produire un spectre très-étalé derrière la fente 
et à opérer alors directement sur les raies de Frauenhofer qui se trouvent à 
la portée de l’expérimentateur. 
» A cet effet, nous installons sur un même plan horizontal quatre pièces 
dans l’ordre suivant : 
» 1° Une fente fine éclairée dans toute son étendue par la lumière solaire 
et rendue bien verticale; 
» 2° Un prisme en sulfure de carbone dans la position de la déviation 
minima, escorté d’une lentille cylindrique à long foyer; 
» 3° La lame transparente dont on cherche l'indice; 
» 4° Une loupe de Fresnel, munie d’un fil réticulaire, et installée sur la 
vis micrométrique d’une machine à diviser. 
» La lentille cylindrique se trouve placée à une distance de la fente dou- 
ble de sa distance focale principale. On recueille ainsi un très-bon spectre, 
à une distance de la fente égale à quatre fois la longueur focale de cette 
lentille. Le prisme engendre autant de foyers virtuels de la fente qu’il y a 
de couleurs élémentaires dans la lumière complexe du soleil. -Ces foyers 
virtuels, comme l'apprend la théorie, sont aussi éloignés du prisme 
que la fente elle-même. Ils sont eux-mêmes foyers conjugués, par rap- 
port à la lentille cylindrique achromatique, des différentes couleurs du 
spectre. ; 
» Nous avons choisi le prisme à sulfure de carbone, parce que ce liquide 
donne une dispersion supérieure au double de celle qui est produite par un 
prisme du meilleur flint. Rien n’est plus facile que d’improviser rapidement 
et à bon marché des prismes de cette nature. 
» Les différentes pièces du réfringomètre disposées dans l’ordre indiqué 
précédemment, l'expérience peut être conduite à la manière de M. Bernard ou 
de M. Pichot : à la manière de M. Bernard, en translatant la loupe sur la vis 
micrométrique de la machine à diviser ; à la manière de M. Pichot, en dé- 
plaçant latéralement la fente dans un sens convenable, parce qu'’alors le 
foyer virtuel, par rapport au prisme de la raie obscure que l’on a visé, se 
trouve déplacé de la méme quantité que la fente primitive. Le lecteur re- 
connait aisément que l’on peut estimer avec rapidité les déplacements de 
deux ou plusieurs raies voisines. C’est là un des avantages du réfringomètre. 
» Avec la disposition que nous proposons, nous avons un bon moyen 
de contrôle à l'égard des expériences de M. Bernard et de M. Pichot, et, de 
