DEE 
Se nell'equazione (3) ciascun membro si divi- 
de per D, si ottiene 
mar= mr (R-+ 7") 
onde risulta, che per qualunque variazione dell’al- 
tezza barometrica, rimanendo costante la tempe- 
ratura, il volume di mercurio che esce dalla va- 
schetta o che vi entra, è compensato dal maggior 
o minor volume di mercurio spostato dalla mani- 
ca, e che, per conseguenza, il livello del mercurio 
nella vaschetta resta costante. 
IK. 
Dopo aver esaminato le variazioni di pressio- 
ne a temperatura costante, consideriamo le: va- 
riazioni di temperatura a pressione costante. 
Se potessimo, per la costruzione della manica, 
disporre di un corpo solido d’uguale dilatabilità di 
quella del mercurio, essa manica prenderebbe ad 
una data variazione di temperatura un volume tanto 
maggiore e tanto minore quanto sarebbe di mi- 
nuita od accresciuta la densità del mercurio; ed 
allora, supponendo costante il livello del liquido 
nella vaschetta, le indicazioni dello strumento sa- 
rebbero indipendenti dalle variazioni di tempera- 
tura. Ma siccome fra i corpi solidi che meglio si 
prestano alla costruzione della manica, tutti hanno 
un coefficiente di dilatazione assai minore di quello 
del mercurio, ne risulta che, inalzandosi la tem- 
peratura p. es., l'accrescimento di volume della 
manica è più lento della diminuzione di densità del 
mercurio, e che, perciò, il tubo barometrico scen- 
de alquanto , ed invece s’inalza , quando la tem- 
peratura si abbassa. 
Supponiamo la manica fatta di ferro, e sia 
