— agg 
aumento di temperatura inalza il livello del mercurio 
nella vaschetta, ed una diminuzione di tempera- 
tura Jo abbassa, sicchè nell’uno e nell’altro caso 
il galleggiante si muove in modo da diminuire la 
quantità v. 
IN 
Per apprezzare con qualche precisione l° in- 
fluenza delle variazioni di temperatura sull’ appa- 
recchio in discorso, bisogna distinguere in questo 
due parti: la vaschetta che, riempita di mercurio, co- 
stituisce un corpo voluminoso e lento a subire le 
variazioni di temperatura dell’ambiente; ed il tubo 
barometrico, il quale rapidamente ed a maggior 
grado si riscalda o si raffredda. L’una e l’altra 
parte possono dunque trovarsi a diverse tempera- 
ture, alle quali corrispondono naturalmente dila- 
tazioni delle quali nessuna può determinarsi per 
l’altra. 
Non potendosi facilmente misurare la tempe- 
ratura del tubo conviene sottrarla alla dilatazione 
in lunghezza, sospendendola per mezzo di un te- 
laio nel quale la dilatazione dall’ alto in basso è 
compensato da un’altra dal basso in alto. Ciò può 
essere realizzato costruendo il telaio in modo che 
da ciascun lato esso sia formato di un’asticella di 
ferro A B fig. 2 lunga 80 centim. e di una asticella 
di zinco C D lungo 53 centim. e collocandovi. il 
tubo barometrico in maniera, che la distanza da 
D al livello del mercurio nella vaschetta sia di cir- 
ca 70 centim. Egli è ben vero che questa distanza 
varia e che converrebbe tener conto anche della 
dilatazione della parte immersa del tubo; ma la 
poca dilatabilità del vetro fa sì, che questa causa 
di errore non influisce sensibilmente sulle indica- 
zioni del galleggiante. 
