EI E 
Ciò premessa, sia per determinare la correzio - 
ne da farsi nelle indicazioni del galleggiante 
Q il raggio della vaschetta supposta di vetro e 
di forma cilindrica; 
4 il coefficiente di dilatazione lineare del vetro; 
n Valtezza del livello del mercurio nella va- 
schetta; 
d la variazione di livello; 
c il coefficiente di correzione ossia la diffe- 
renza tra la vera altezza barometri- 
ca e quella indicata dal galleggiante 
alla temperatura di + 1°. 
Per una data pressione ed alla temperatura 
di 1° si ha, osservando il galleggiante nel punto 
di sospensione 
ce=u—-d (6) 
Per ottenere il valore di d, osservisi che alla 
pressione minima ed a 0° la quantità di mercurio 
nella vaschetta è 
nr®—-v 
e che la medesima alla temperatura prende un 
accrescimento di volume uguale a 
(nz 0— v') at (7) 
Alla temperatura di 0° il volume di mercurio 
contenuto nel tubo barometrico è v'; passando alla 
temperatura x esso diventa 
U(1+aa) 
Ma alla detta temperatura il tubo contiene un 
volume di mercurio uguale a 
2(1+ax)(1+26e)7r+2(1+ae)(1+260)rr 
ATTI ACC, VOL, VITI 4 
