e perciò 
e = 0,036 
Il coefficiente c, sebbene proporzionale alla tem- 
peratura, varia però colla pressione, ed in modo | 
da rendere alquanto complicata una rigorosa ri- | 
duzione a 0° delle altezze barometriche osservate 
nel galleggiante in discorso. 
Fortunatamente si può, per mezzo di una sem- 
plicissima modificazione della vaschetta, sottrarre | 
l'apparecchio quasi interamente all'influenza della | 
temperatura , e rendere la correzione superflua | 
ogni volta non occorre una grandissima precisione. II 
La correzione è infatti eliminata, se alla tem- AI 
peratura { ed @ una data pressione, alla quale cor- 
risponde il coefficiente di correzione c', il livello .| 
del mercurio nella vaschetta s’inalza di c' { millim. CAI 
di più di quello che avviene per le diverse dilata- .I 
zioni. A questo risultato si può arrivare in più mo- .| 
di; il più comodo mi par esser il seguente: Collo- | 
cando in fondo alla vaschetta, e prima di riempirla, | 
di mercurio un piccolo vaso @ d (fig. 3) coll’ aper- 
tura rivolta all’ingiù, il liquido vi penetra in parte, 
e riduce il volume dell’aria ad una quantità, che 
può essere anticipatamente determinata. 
Quest’aria, riscaldandosi si dilata e quindi farà 
inalzare il livello del mercurio; raffreddandosi si re- ; 
stringe ed allora il livello si abbasserà. AI 
La correzione alla media temperatura di Ca- CAI 
tania (760mm. e 18°) è 
18 >< 0,030 millim. = 0,54 Il 
il Se dunque la quantità di aria rinchiusa nel vaso “i | 
i a » è tale, che alla detta pressione e temperatura Si | 
faccia per la sua dilatazione inalzare il livello di 
| 
Î 
| 
vl 
