CNG 
oppure 
f 
Ii (IIS ELI 
ATI °) gi 
Volendo stare per l'apparecchio in discorso a 
dati piuttosto sfavorevoli, sia 
e 20 cenlim. 
e'= 85 cenlim. 
fi= My 0tcentin, 
La supposizione di 
e = 4110 cenlim. 
dà 
M > 0,94 chilog. 
Caricando dunque 1’ altro braccio della bilan- 
cia con un peso eguale ad M, il galleggiante, senza 
tendere ad uscire dalla direzione verticale, trova- 
si di nuovo nella condizione, in cui è stato sup- 
posto nelle considerazioni precedenti. 
Egli è ben vero che in siffatto modo la bilan- 
cia, carica di un peso totale di ch. 1,88 all’incirca, 
perderà una parte della sua sensibilità, e perciò 
fornirà indicazioni meno esatte. 
Tuttavia questa circostanza non avrà che po- 
ca influenza sulla movibilità del galleggiante. 
L’altezza barometrica accrescendosi di 1 cent. 
passeranno nel tubo barometrico 3,14 centm. cub. 
di mercurio, che pesano al minimo 42 gr; e sicco- 
me la bilancia anche mediocremente costruita è 
sensibile almeno al peso di mezzo gramma, ne 
segue che, nonostante la sudetta carica, il barome- 
tro è sensibile a variazioni di pressione minori di 
10 Ò 
# Mm. o di 0,12 mm. 
