ga 
ad indicare con -maggiore precisione la deviazione 
prodotta dalla corrente elettrica. 
Questo strumento ha per iscopo la misura del- 
l'intensità delle correnti più o meno energiche; ma 
siccome anche in estesi trattati di Fisica non si tro- 
vano che brevi cenni sull’ apparecchio in discorso, 
ho creduto di fare cosa non del tutto inutile espo- 
nendone brevemente la teoria ed i principii sui quali 
è fondato il modo di adoperarlo. 
IL 
Indichiamo con 
A' B' fig. 1 il filo percorso dalla corrente elettrica. 
r. il raggio del circuito, 
SN l'ago calamitato, 
I la metà della sua lunghezza, 
y Vangolo di deviazione NCD dell’ ago, 
x l'arco BF. 
Una piccolissima porzione dx della corrente 
elettrica esercita su ciascun polo dell’ago una azio- 
ne direttamente proporzionale all'intensità è della 
corrente, ed inversamente proporzionale al quadrato 
della distanza. Per conseguenza l’azione dell’ ele- 
mento F sul polo N è uguale a 
quella sul polo Sa 
e siccome tutti e due concorrono a far girare l’ago 
nello stesso senso, l’ azione totale dell’ elemento F 
sull’ ago NS è 
; d. 
î fe ila (00) 
NF SF 
