( I029 ) 



une determination diirant una minute, et j'ai insiste sur la grande qualite 

 de cet instrument qui est la Constance de ses indications. 



» On a objecle que cette Constance serait compromise par un echauffe- 

 ment excessif de la colonne de mercure interieure; cette cause d'erreur 

 n'existe pas. Le tube inter ieur a un diametre tres mince, et la chaleur de- 

 veloppee par le passage du courant se transmet immediaternent au reser- 

 voir thermometrique annulaire : I'observation directe de I'instrument le 

 montrebien; on voit, en effet, la colonne mercurielle du thermometre 

 redescendre, des que le courant cesse de traverser I'appareil. D'ailleurs, j'ai 

 mesure la variation de resistance interieure de Tamperemetre, pendant la 

 duree d'une experience. Cette variation est au maximum o°'"°,o36 pour le 

 courant maximum que I'appareil pent supporter; I'elevation de tempera- 

 ture correspondante est environ 5o^. On peut etre sur, par consequent, 

 que le tube interieur n'est jamais porte a une temperature superieure a 70°. 



» L'appareil, construit par M. Hemot, me donne depuis qu'il fonctionne, 

 c'est-a-dire depuis le commencement de decembre 1897; des indications 

 tres concordantes. 



» II. J'ai I'honneur de presenter aujourd'hui a I'Academie quelques 

 applications de Famperemetre a mercure. 



» II permet d'abord de realiser un etalon de force electromotrice exlre- 

 mement constant. 



» Un courant de i a 2 amperes, pris sur une forte batterie d'accumu- 

 ohl"^^' *^^^'^^'^® d'abord une resistance r ayant, pour I'appareil decrit, 

 1° ""t 1 54 a 1 3°, 5; cette resistance est egale a celle de I'amperemetre; le 

 courant circule ensuite dans une resistance R de 8«f"°,9oo, que I'on peut 

 m^\Q^ resistance de compensation. Elle est destinee a rendre negligeables 

 »es variations de resistance interieure de I'appareil. 



»> Quand on veut faire une mesure, un commutateur a bascule permet 

 ' '"t^^'-ompre brusquement le courant dans la resistance r, pour le faire 

 passer dans Famperemetre; au bout d'une minute on abandonne le com- 



u a ear a lui-meme et un ressort fait basculer le commutateur et retablit 

 cnoses dans Ieur etat primitif. Si la resistance r est bien reglee, le cou- 

 Pendant e?"''''^'^ ^^^ns le circuit, identiquen.ent la meme valeur, avant, 

 l>ande 1^ ^PJ'^^ ^^ mesure. Les resistances r et R sont constituees par des 

 die. nl "'^'^^^^^o'^t ayant ^ de millimetre d'epaisseur sur 5-- de large; 

 eUespbngent dans un bam depetrole. 



tlonne \ ^^'l'''^'^ "^^ temperature de la colonne mercurielle du thermometre 



^"eclromoTri r'^""^ ^^ courant, une simple multiplication donne la force 



o rice dont on dispose aux extremites de la resistance de com- 



