( i'93) 



» Diverses metho(}es Iros ingenieuses tendent a purer a cet inconve- 

 nient en faisant les comparaisons en lumiere a pen pies monochroma- 

 tique ; tels sont les precedes de MM. Crova, Mace de Lepinay et d'autres 

 auteurs. 



» On pent aussi rendre plus facile la photometric hcLerochrome par 

 Temploi d'elalonsdonl la temperature et, par consequent, la teinte so rap- 

 prochent des sources lumineuses actuelles. C'est dans cet esprit que 

 MM. Violle et Broca ont propose des etalons a I'acetvlene et a la nanh- 

 laline. " ' 



» En dehors de ces considerations, les conditions requises pour un 

 elalon de lumiere ont une grande simplicite permeltant de reproduire 

 aisement les conditions dans lesquelles doit fonctionner I'appareil, et anssi 

 un dispositif permettant la determination facile et exacte du combustible 

 brulc. 



» Pour realiser ces conditions, j'emploie Tacetylene brulant a I'air 

 hbre, a Textremite d'un tube de thermometre neLtement coupe ('). Le 

 diamelre interieur du tube a o™™, 5 et I'experience m'a montre tjue des 

 ecarts de lo pour loo ne produisent que des variations negligeables de 

 I'intensite. 



» Cette disposition du bruleur ne se prete pas facilement a la mesure du 

 debit qui est tres faible (i^'* a 6"^ a I'heure). 



» Cette determination exigeait des compteurs speciaux d'une grande 

 sensibdite; d'autre part, I'intensite lumineuse est, comme dans tous les 

 appareils a flamme, bien loin d'etre proportionnelle au debit. La courbe 

 qui represente la marche du phenomene presente, en effet, un point d'in- 

 exion, ainsi qu'on pourra le voir sur les resultats numeriques que ie 

 donne plus loin. 



est au contraire tres facile de determiner avec exactitude la hauteur 



e la flamme qui ne varie d'ailleurs que tres peu de diametreavec le debit. 



est ce qui explique pourquoi la courbe representative des intensites en 



^onction de la hauteur du jet gazeux est si tendue. On pent alors, au 



voisinage du point d'inflexion, la confondre avec une droite de la forme 



{ = k/i — A. 



i]f!\' ^"^ "^^^^"f^iner commodement et avec exactitude la seule variable 

 appareil, je me suis servi d'une petite chambre noire fortement dia- 



^posui tleja applique par M. Ducrelet a une lampe ordinaire a acetylene. 



