( i644 ) 



» Experience I. — On radiographie une main reposant sur le chassis conlenanl la 

 plaque recouverte des divers ecrans. Le negatif montre raction fort differente de 



croissanle de la reduclion oblenue : 



N« k, no 5, no % no 6 (plaque non recouverte d'ecran), n^ 3, n" 1. 



» Conclusion. — Pour les bandes 4, 5 et 2 Taction renforcatrice est nulle par rap- 

 port a ce que donne la plaque a nu. Pour les bandes 3 et 4 elle est indiscutable. En ce 

 qui concerne la nettete de I'image elle est a peu pres egale pour les quatre premieres 

 de la classification ci-dessus, mais un grain tres visible apparait dans le 2, le k et le 5, 

 c'est-a-dire sous les ecrans dont Taction renforcatrice est nulle. Au contraire, sous les 

 n°* 1 et 3, qui out donne les intensites les plus grandes, le grain n'existe pas, mais 

 Timage est erapatee et denuee de toute finesse. 



» Experience II. — Pour mieux montrer ce phenomene nous radiographions une 

 grille metallique presentant des ouvertures regulierement espacees. On apercoit alors 

 bien mieux le flou des images de ces ouvertures qui n'existe que dans les parties cor- 

 respondant aux ecrans qui ont eu une reelle action renforcatrice. 



» Ce phenomene est une variete de halo qui se produit au voisinage des plages tres 

 eclairees et des plages preservees par la grille : il n'est pas du a une reflexion sur la 

 face posterieure du verre, car il existe lout aussi bien sur papier sensible, pellicule, 

 plaque garnie d'une couche antilialo; il augmente avec la duree de Texposition. 



» Gel empietement de la reduction progressive de la couche sensible qui arrive a 

 modifier completement les dimensions des ouvertures de notre grille est du unique- 

 ment aux radiations fluorescentes; en supprimant celles-ci par Tinterposition d'une 

 simple feuiUe de papier noir, Taction renforcatrice et les troubles de Timage dispa- 



» Comme conclusions pratiques de ce travail il ressort que I'action de 

 certains ecrans est tres manifeste,mais qu'elle s'accompagne toujours d un 

 trouble de I'image du a une variete de halo par diffusion. On ne pourra leb 

 utiliser que pour les travaux n'exigeant pas de finesse : reconnaissance 

 d'une fracture, par exemple, recherche d'un projectile. Dans ce dernier 

 cas, Tavantage de I'ecran renforcateur est do permettre d'obtenir un resu^^ 

 tat dans un temps tres court (une a deux minutes suffisent pour retrou> 

 une balle dans le crane). >, 



ndre la phosphorescence on, plus rapidement, nous Teteignons par un 

 ie quelques instants sous un verre rouge. 



