( »6q5 ) 



), On voit que le mouvement oscillatoire de la bohinc annulaire osl 

 iiulependant de la resistance passive du comptcur de tours, pnis(juo ('.si 

 I'electro-aimant qui fait mouvoir ce dernier. La grandeur do riinpidsion 

 donnee par le ressort a I'equipage mobile est sans influence sur la din. > 

 de roscillation, a condition que Fecart reste petit. 



)) Plusieurs modeles de cet appareil ont ete executes au Lahoraloiiv dr 

 Physique de la Faculte des Sciences de Nancy; le type industrial a cU 

 etabli par la maison E. Ducretet. Dans ce dernier, on a racconrci la hobmc 

 fixe, afin de diminuer la resistance; le calcul de la constanlc lY en pai Ian! 

 des donnees qui definissent la construction de I'appared c^\ alms plus 

 complique, mais on obtient aisement la valeur en coulombs dc oAW ( on- 

 stante en faisant circular dans le corapteur un nombre (onnn (lanipcr. -> 

 et determinant la duree correspondante de I'oscillation. 



» De nombreux essais ont montre que le produit fl, on,((' .pn r«M«Mii 

 au meme, le rapport de I'intensite i au nombre d'osciilalions ril.dn.'o^ 

 dans un temps donne, est bien independant de z, jusqu'a la j)ius i^raiu <■ 

 intensite que le fd des appareils actuels puisse supporter, c'est-a-dirc (m.m 

 ron 1 1 amperes. Dans le diagramme ci-joint {/ig- 2), on a porlc vn al)S( isses 

 les intensites du courant mesurees en amperes, et en ordoiincos ( s 

 nombres correspondants d'oscillations effectuees en vingt saoudc^: l»'^ 

 intensites etaient mesurees, au-dessous d'un ampere, a Taide d une )a an( «■ 

 deLord Kelvin et, au-dessus, a I'aide d'unamperemelre oplique Uvs pre- 

 cis, etalonne a I'aide de la balance meme. Les points du diagramnn' soul 

 sensiblement sur une ligne droite passant par Torigine, comme la propo,- 

 tionnalile indiquee par la theorie Texige; c'est seulement au-dessous 

 fleo-P,5 que le produit ^T commence a devenir un pen trop fort, cequ. 

 tient a ce que I'amplitude des oscillations est alors trop grande pour quo 

 I'isoehronisme subsiste rigoureusement. L'inexactitude est toutefo.s mi- 

 nime, et absolument negligeable dans les applications. 



» L'appareil obeit instantanement aux variations les pl"^/^^";;i";; J,^ 

 I'intensite du courant; il s'applique aussi bien aux courants alternat^ 

 qu'aux courants continus. Le demarrage a lieu sans exception '^^."^^ P^ 

 des courants inferieurs a o-^, i , grace a un dispositif dont la descnpl.on 

 pent trouver place ici ( ' ). » 



(' } Le principe et la description complete aucompleur qul^fail ^■;;;J ■||;'^':' ';'^^';''';s^^^ 

 ^'ote ont ete donnes par moi a I'occasion de la P>*ise^ "" '^^;^\ ' ^ ' \ 1 . .norl.-le imlus 

 Toutefois, j^ai cru devoir attendre, pour en enlreienir 1 Academie, que U 

 I'iel fut dennitivemenl etabli. 



