iirface dii thorax, nous pou- 



( 1893 ) 



varie suivant I'^ge : elle est de 2""% 5 environ a dix-huit 1 

 demi, de 4'"" a cinq ans, de 5^*° environ a dix et douze ans, 



» Gonnaissant cette distance des bords du coe 

 vons corriger I'image radioscopique obtenue. 



. Soient H la distance de la source lumineuse a I'ecran, h la distance de la source 

 lumineuse aux bords tangents du C(^ur ( on aura h en defalquant de H la distance connue 

 empiriquement des bords du cceur a la peau du thorax en avant); soit T I'un des dia- 

 metres de I'image radioscopique : nous aurons le diametre reel du coeur en etablissant 

 la formule — i=z -. 



>> Pour controler les experiences faites sur le vivant nous avons opere 

 sur des enfants morts, et nous avons constate que la grandeur dn coeur 

 donnee par le calcul equivalait a celle mesuree au compas sur le cadavre, 

 a 2'"'« ou S"'™ pres. 



» II est possible de faire mecaniquement les corrections avec un instru- 

 ment imagiue par I'lm de nous (M. Chicotot). II consistedans une regie H 

 graduee en millimetres, sur laquelle glissent a angle droit deux autres 

 regies paralleles egalement graduees T, x. 



» Pour faire une correction, on mesurera avec la regie parallele inferieure T sur la 

 regie axiale H une distance egale a celle de la source lumineuse a I'ecran, puis on 

 amenera Tautre regie parallele ao au-dessus de la premiere, a la distance meme du 

 c«ur a la surface du thorax. En rabattant de I'extremite de la regie H un ruban R, 

 on marque sur la regie parallele inferieure T une longueur egale au diametre de 

 ^image radioscopique apparente; du meme coup, on lira sur la regie parallele x la 



correction 



le diametre reel du 



^> sera aise de corriger ainsi un nombre indefini de diametres de 

 image radioscopique apparente et de trouver une serie de points permet- 

 e tracer le contour reel du coeur, en adssant comme nour le trace 

 dune ellipse. 



^ J iNous devons ajouter que, toutes choses egales d'ailleurs, les images 



^ oscopiques du coeur, chez un meme sujet, obtenues dans la station 



et dans le decubitus dorsal sont exactement superposables. » 



RAPHIE. — Perfectionnement aux tubes employes en Radiographie. 



Note de M. L. Bonetti. 



par ^ , ^^^* varier Tetat du gaz rarefie a Finterieur de Tampoule, je suis 



de h ^ ^ ^^t^nir une moindre resistance et par consequent a utiliser dans 



^*ines conditions un tube qui etait dur et de ce fait hors de service. 



^- H., 1898, ,.^ Semestre.{T. GXXVI, N» 26.) ^44 



