(246 ) | 
sa course. Cette feuille d'acier est disposée de maniere à pouvoir être bandée 
plus ou moins à l’aide d’un coin qui fait cale; on peut ainsi la régler de 
manière à amortir sensiblement le choc, et cependant permettre la course 
entière du contre-poids B. A l'endroit où a lieu le choc entre les leviers 
des deux contre-poids, celui du contre-poids.B est garni d’une planchet 
- de bois tendre. : 
» Au-dessus du niveau le plus élevé de l’eau, vers la partie supérieure 
de la cuve, celle-ci est munie d'un large orifice destiné à servir de trop- 
plein. Dans le cas où il surviendrait un dérangement inaperçu dans l'ap- 
pareil Jaugeur, l'eau se rendrait, par le tuyau du trop-plein, dans le réser- 
voir principal, au lieu d’inonder le local. 
» La soupape de décharge étant appliquée sur le fond même de la cuve, 
celle-ci n'a pas besoin d'un robinet de vidange pour le nettoyage. Tr 
» Les deux galets et le taquet , placés sur la tige du flotteur, y sont fixés 
à l’aide de vis de pression qui permettent de faire varier la course du flot- 
teur, et, par conséquent, la quantité d’eau admise ou évacuée à chaque 
excursion; C'est par ce moyen que la course a pu être réglée de manière + 
à obtenir juste 1 mètre cube à chaque excursion. e 
» Le contre-poids A se compose d’une série de poids annulaires que lon 
peut augmenter ou diminuer suivant le besoin. Le contre-poids B se com- 
pose d'un poids unique, mais qui peut se déplacer sur le levier qui le porte, 
et qu'on fixe, à l’aide d’une vis de pression, dans la position que l’on veut. … 
» La cuve est munie d’un tube en verre, indicateur du niveau de l'eau, 
qui est utile pour les vérifications. a 
» La tige du flotteur est creuse. Cette disposition a permis de guider le 
flotteur à l’aide d’une tige verticale en fer qui y pénètre et qui est fixée, 
d'une part au fond de la cuve, et de l’autre à une poutre de la maison- 
nette qui contient l'appareil. Une autre tige verticale, placée le long de la 
paroi intérieure de la cuve, sert aussi de guide au flotteur pour l'empêcher 
de tourner sur lui-même. RES 
» Ily a deux appareils semblables qui fonctionnent ensemble ou sépa- 
rément , et dont un seul suffit aux besoins du service. a 
-» En raison de la quantité d’eau débitée par la conduite de la ville, i 
chaque cuve, fonctionnant seule, emploie de quinze à dix-sept minutes 
pour admettre 1 mètre cube d’eau. Deux minutes suffisent pour l’évacuer: 
Quand les deux cuves sont ensemble en activité, l’eau qui ÿ arrive se divis 
entre elles, et la dépense augmente très-peu. | 
