( 455 ) 
instruments est recouverte de batiste ou de mousseline entretenue à un état 
d'humidité convenable, au moyen de fils qui plongent dans un godet rempli 
d’eau. 
»- Mais on sait quelle difficulté présente la construction de deux thermo- 
mètres qui soient de marche identique, lorsqu'ils doivent indiquer avec 
précision un dixième de degré, et surtout, lorsqu'au lien d’être divisés sur 
la tige même, de manière que le défaut de cylindricité des tubes se trouve 
corrigé par un jaugeage rigoureux, ils sont adaptés à une échelle rapportée 
qui laisse supposer que les tubes sont parfaitement cylindriques. 
» Les deux instruments, ainsi appliqués I : 
se trouvent, en outre, exposés nécessairement aux causes d'erreur qu'occa- 
sionne le rayonnement de l'enceinte où ils sont mis en expérience. 
» Enfin l'appareil dont il s’agit peut difficilement être transporté, et, par 
conséquent, être employé dans les voyages. 
» Si l'on considère que les plus grandes différences observées jusqu’à 
présent en Europe, entre le thermomètre à boule sèche et le thermomètre 
à boule humide, ne s'élèvent pas à plus de 1o à 12 degrés centigrades, on 
concevra qu’un instrument qui, pour toute la longueur de sa tige, ne por- 
terait que 15 degrés au plus, mais qui aurait la propriété de conserver cette 
valeur à toutes les températures atmosphériques, remplirait les conditions 
les plus favorables à ce genre d'observations. 
» Si, par exemple, la tige de cet instrument a 3 décimetres environ de 
longueur, elle pourra être divisée en 8 ou 900 parties, et chaque degré cor- 
respondant ainsi à 5o ou 6o divisions, il sera facile d'observer, à la lecture 
directe, non plus des dixièmes, mais des cinquantièmes, des soixantiemes 
parties de degré. 
» L'avantage que présenterait l'emploi de cet appareil serait plus grand 
encore, si le même instrument pouvait donner, à lui seul, la double indi- 
cation que fournissent le thermomètre à réservoir sec et le thermometre å 
réservoir humide. De marche identique dans les deux cas, il serait ainsi 
rigoureusement comparable à lui-même dans l’une et l’autre observation. 
» L'application, aux observations psychrométriques, du thermomètre dif- 
férentiel que j'ai présenté à l’Académie, dans sa séance du 10 janvier 1842, 
me parait satisfaire aux conditions que je viens d'indiquer (5). 
te. 11: AS 4 
une plaque 
. (1) Poir, pour les différentes formes à donner à cet instrument, suivant la destin: 
laquelle on -veut le rendre propre, les planches du Bulletin de la Société Géelo; 
de France, tome XIII, et celles des Annales de Poggendorff, tome LVII. ir 
61. 
