(456 ) 
» Pour construire convenablement ce thermomètre, il faut, comme je 
l'ai indiqué, se servir d’un tube d'une capillarité telle, que, lorsqu'on a 
soufflé à l’une de ses extrémités le réservoir destiné à contenir le liquide 
thermométrique, le mercure qu’on chercherait à faire entrer dans la tige par 
les procédés ordinaires, n’y descend pas; mais l'alcool, en mouillant les 
parois intérieures de ce tube, peut s’y introduire et remplir le réservoir 
et la tige. Les parois de la tige, ainsi mouillées par l'alcool, permettent 
alors à une petite bulle de mercure d’y pénétrer, et c’est cette bulle qui 
sert d'index. ; | 
» La bulle se trouve retenue dans une petite panse latérale placée à la - 
partie supérieure de l'instrument : elle en est projetée à volonté dans la 
tige; puis elle y descend ou monte, par l'effet de la dilatation ou de la 
contraction qu'éprouve l'alcool, et s'y meut avec rapidité à la moindre 
variation de température. 
» On conçoit que le réservoir du thermomètre différentiel à alcool 
ainsi construit ne doit avoir, en raison de la capillarité du tube, qu’une 
masse très-peu considérable, et que sa capacité peut étre sensiblement 
moindre que celle du réservoir du thermomètre à mercure dont le tube 
serait le plus capillaire. On obtient de la sorte des instruments à très- 
grande marche, quoique leur boule soit d’un très-petit volume. 
» Avant de faire connaître comment j'applique cet instrument aux 
recherches dont il s’agit, je dois rappeler que le procédé le plus usuel et 
le plus simple pour déterminer la température de l'air, consiste à tourner 
en fronde un thermomètre à réservoir de petit diamètre; on cherche de la. 
sorte à écarter, autant que possible, les causes d'erreur qui affectent ce 
genre d'observations, lorsque, surtout, le thermomètre reste placé à posté 
fixe. | | 
» C’est en faisant ainsi tourner, pour l’une et l’autre observation, le 
même instrument, qui n’a pas plus de 12 à 15 degrés de course, que je le 
rends propre à donner ses indications psychrométriques. 
t Après avoir laissé équilibrer instrument à la température ambiante, 
je projette la bulle de mercure, de la panse latérale à l'entrée de la tige; 
puis je le fais tourner en fronde, au moyen d’un fil de soie double et retors 
de 1 décimètre à 14m, 5o de long. Comme, dans cette opération, il y a ordi- 
nairement abaissement de température, la bulle de mercure s'engage dans 
la partie supérieure de la tige, et on lit facilement sa première indication. 
S'il arrive que la température ne s'abaisse pas, il suffit de l’élever faible- 
ment, en approchant la main du réservoir de l'instrument, pour que la 
