(457) 
bulle de mercure descende, après cela, dans la tige à la température 
ambiante. 
» Je recouvre ensuite la boule de l'instrument d’une enveloppe double 
de batiste ou de mousseline mouillée que je noue au col de la tige, 
et je le fais de nouveau tourner en fronde. Le refroidissement a bientôt 
lieu, et je note alors sa seconde indication. 
» Il est facile de déterminer à l'avance le temps et la rapidité nécessaires 
pour que, suivant la capacité de son réservoir, l’instrument se mette en 
équilibre avec les plus faibles variations de température. Ce n’est, toute- 
fois, que quelques secondes après qu'il a été tourné en fronde, que la bulle 
de mercure, mue par la contraction de l'alcool, indique le minimum de 
température auquel il a été soumis, et l’on a ainsi la facilité de n’en faire 
la lecture, dans l’une et l’autre observation, qu’au moment même où la 
bulle cesse de descendre dans la tige. 
» Enfin, j'ai remarqué qu’on pouvait même se dispenser de recourir, 
pour la deuxième observation, à l'enveloppe de tissu mouillé, en dépolis- 
sant la boule de l'instrument de sorte que sa surface soit complétement 
rugueuse, et en creusant, autour de la tige, une ou plusieurs petites gout- 
tières assez profondes pour entretenir l'humidité de la boule pendant que 
le thermomètre est tourné en fronde. 
» Je ne crois pas inutile d'indiquer ici comment je suis parvenu à jauger 
des tubes dont la capillarité est telle, que le mercure n’y peut pénétrer en 
appliquant les procédés aujourd’hui employés pour là construction des 
thermomètres les plus précis. 
» Ce n’est que lorsque l'instrument se trouve rempli d'alcool, qu'il est 
possible d'introduire une colonne de mercure de 15 à 18 millimètres, dont 
on marque les extrémités sur toute la longueur de la tige, de manière à 
pouvoir compenser ainsi les défauts de cylindricité des tubes au moyen 
d’une échelle arbitraire formée de divisions d’égale capacité. 
» Après que cette opération est terminée, la bulle de jaugeage doit être 
chassée; elle est ensuite remplacée par celle qui sert d'index, et qui n’a pas 
plus de 2 à 3 millimètres de longueur. On ferme alors l'instrument à la 
lampe. 
» Mais la construction de ces sortes d'instruments, quelle que soit la 
destination qu’on leur donne, exige un soin particulier pour que l'alcool et 
le mercure soient parfaitement purs, et pour que la présence d’aucun corps 
étranger, par exemple du moindre des fragments microscopiques provenant 
des éclats du verre que la lampe d’émailleur fait si souvent jaillir, ne puisse 
pas déranger leur marche. 
