( 603 ) 
édifice élevé, les moyennes mensuelles de ce dernier, constamment plus fai- 
bles, offrent une différence qui varie suivant les saisons. On attribue com- 
munément cette différence à la vapeur d’eau que les gouttes plus froides 
condensent dans la couche d’air située entre les deux niveaux des appareils; 
je ne crois pas cette explication admissible : en effet, 1 gramme de vapeur 
d’eau en se condensant, dégage une chaleur qui pourrait élever de 1 degré 
600 grammes d’eau liquide, de telle sorte que si une goutte d’eau en tra- 
versant les 100 derniers mètres de son parcours, condense seulement + de 
son poids de vapeur d’eau, cette faible quantité suffit pour l’échauffer de 
ı degré et lui communiquer la température de l'air contigu. 
» Je pense que cette inégale quantité d’eau reçue est due principalement 
à l’action du vent. Quand un pluviomètre est placé dans un courant d’air, 
son volume fait obstacle au vent, l'air qui aurait passé par sa section 
transversale est forcé, en le contournant, de s'écouler aux alentours con- 
curremment avec les veines d'air contiguës, ce qui, dans un rayon peu 
étendu, produit une brusque accélération du vent. 
» Un édifice élevé produit autour de sa masse une accélération du vent 
semblable, et quand un pluviomètre est placé sur un pareil édifice, dans un 
air déjà accéléré, sa masse donne lieu à une suraugmentation de vitesse de 
Vair. L ; 
» Ce changement brusque de vitesse autour de l'appareil détruit le pa- 
rallélisme des trajectoires des gouttes d’eau qui tombent au-dessus du plu- 
viomètre; il s'opère entre elles un écartement qui fait que, sur son orifice, 
il en tombg moins que sur une surface pareille prise sur le terrain envi- 
_ ronnant. 
» L'inflexion de l'air qui eùt passé par la section du pluviomètre a lieu 
non-seulement dans le sens horizontal, mais encore dans le sens vertical, 
par un mouvement obliquement ascendant qui, en retardant au-dessus de 
l'appareil la vitesse de chute des gouttes, contribue à diminuer “encore le 
nombre de celles qui tombent dans le pluviomètre. 
» Au delà du pluviometre il s'opère un effet contraire, un rapproche- 
ment des trajectoires et une chute plus rapide de l’eau qui doivent aug- 
menter dans ce lieu la quantité d’eau tombée. 
» Ces deux causes, dans les cas ordinaires, n’accélèrent peut étre pas 
considérablement la vitesse du vent, mais il ne faut pas oublier que le vent 
agit sur les gouttes en raison du carré de sa vitesse. 
». Une série de quarante mois d’observations, dont les out se liront 
