Ein neuer Klinostat. 247 



zuvor abgenommen ist) in Rotation versetzt. War nun der Topf so 

 auf den Topfhalter aufgesetzt, dass ein Ueberge wicht vorhanden ist, so 

 wird durch Verrückung des Schwerpunktes unter die Horizontale immer 

 -eine bestimmte Seite des Topfes bei der eintretenden Ruhelage nach 

 unten sehen. Durch entgegengesetzte Stellung der Centrirungs Vor- 

 richtung und geeignetes Verschieben des Gewichtes i wird nun das 

 Uebergewicht eliminirt, so dass nach mehreren, durch geringen Stoss 

 hervorgerufenen Rotationen der Topf in beliebiger Lage zur Ruhe 

 kommt. Ist die Centrirung genau erreicht, so wird die Rotationsaxe 

 mit dem Uhrwerk in Verbindung gesetzt. Das wird durch einfaches 

 Verschieben eines Stiftes auf folgende Weise ermöglicht. 



Jede der drei Kotationsaxen a. b. c. trägt, wie Fig. II einen 

 Längsschnitt durch das Uhrwerk darstellend, andeutet, ein Zahnrad. 

 Die Zahnräder der Axen b und c greifen dauernd ineinander, dasjenige 

 der Axe a steht nicht in unmittelbarer Verbindung mit diesen. Durch 

 Einschiebung eines in der Zeichnung schattirten Rades q, dessen 

 Zähne in die der beiden obersten Axeoräder und zugleich in die eines 

 Rades vom Uhrwerk eingreifen, werden nun alle drei Rotationsaxen 

 zugleich in Bewegung gesetzt. Wie diese Einschiebung geschieht, ist 

 aus Fig. m, welche einen anderen, zu Fig. II senkrechten Längsschnitt 

 durch das Uhrwerk darstellt, ersichtlich. 



Die Figur ist so gezeichnet, dass keine Communikation zwischen 

 Uhrwerk und den Rotationsaxen stattfindet, das Uebertragungsrad q 

 also zunächst nicht eingreift. Der Stift p, auf dem dasselbe befestigt 

 ist, ruht in einer Führung, welche durch einen kleinen Knopf p' ver- 

 schiebbar ist. Durch einen Druck auf den Knopf des Stiftes p wird 

 nun das Uebertragungsrad q eingeschoben; ein zweiter Druck auf den 

 Knopf p' senkrecht abwärts macht den Stift (und dadurch auch das 

 Uebertragungsrad) unverschiebbar, indem ein bei x angedeuteter kleiner 

 Gang des Stiftes in die Führung eingreift. 



Muss an dem Beobachtungsobject während der Rotationszeit irgend 

 etwas geändert werden, soll z. B. das Begiessen des Topfes und dergl. 

 vorgenommen werden, so ist jedesmal zuvor durch Ausziehen des 

 Stiftes p die Communikation der Rotationsaxe mit dem Uhrwerk zu 

 unterbrechen. 



Um eine Rotation um horizontale oder geneigte Axe, aber in einer, 

 zu der in Fig. I angedeuteten, senkrechten Richtung zu ermöglichen, 

 befestigt man mittelst Draht den Topf in einem der 3 in Fig IV ge- 

 zeichneten Ringe. Bei geneigter Umdrehungsaxe werden die Friktions- 

 rollen an einem zweiten sehr starken Stative befestigt. 



Handelt es sich um Beobachtungen von Gegenständen, welche im 

 feuchten Räume verweilen müssen, wie etwa Pilze (Fruchtträger von 

 Phycomyces) Wurzeln, abgeschnittene Pflanzen theile etc., so kann man 

 dieselben an einer, (durch keine Zeichnung wiedergegebene) 80 cm 



