﻿vom 22. Juli 1869. 643 



zeichneten Übereinstimmung derselben gänzlich aufserhalb des 

 Bereichs der zufälligen Unsicherheit liegt und wohl zum grö- 

 fsern Theil einer Fehlerhaftigkeit der berechneten Declination 

 zugeschrieben werden mufs. Sie ist aber nach der entgegen- 

 gesetzten Seite gerichtet, wie die bei r Persei mit Molyneux's 

 Schraubenwerth übrig bleibende, soweit man ihr also eine Be- 

 weiskraft zugestehen will, bestätigt sie die Correctheit der für 

 diese Abweichung angenommenen Erklärung, dafs Molyneux's 

 Schraubenwerth zu klein ist. — 



Meine Bestimmung des Schraubenwerths gilt für den Winter. 

 Welchen Werth man der Strenge nach im Sommer anzuwenden 

 hätte, bleibt zweifelhaft, indefs nur innerhalb sehr enger Gren- 

 zen. Der Construction des Instruments nach war die Entfer- 

 nung des Angriffspuncts der Schraube von der Drehungsachse 

 abhängig von der Ausdehnung des Backstein -Mauerwerks, an 

 welchem das Instrument befestigt war. Wäre die Ausdehnung 

 dieses Mauerwerks =0 gewesen, so würde, da die lineare 

 Gröfse einer Schraubenumdrehung im Sommer 0.000215 länger 

 gewesen sein wird, als im Winter (im Falle einer Tempera- 

 turdifferenz von 20° C.) der Sommerwerth einer Umdrehung 

 0700365 gröfser gewesen sein. Ich habe meine Reduction mit 

 einem constanten Werth ausgeführt, wollte man die angegebene 

 Differenz berücksichtigen, so würde die Aberrations-Constante 

 höchstens 07001 verschieden, und zwar gröfser herauskommen. 

 Der Einflufs auf die Parallaxe wird noch geringer sein. 



Da aber das Rohr des Molyneux'schen Instruments von 

 Zinn war, so wird sich die Entfernung der Fäden von der 

 Drehungsachse vom Sommer zum Winter, für eine Temperatur- 

 änderung von 20° C, um etwa 0.126 engl. Zoll geändert haben 

 — welchem Betrage auch die Änderung der Brennweite des 

 Objectivs wohl nahe entsprochen haben wird. Um eben so 

 viel müfste sich, im eben besprochenen Falle, der Angriffs- 

 punct der Schraube auf dem Ocularring verschoben haben, 

 während von einer solchen Verschiebung nichts gesagt wird. 

 Man nimmt daher vielleicht richtiger an, dafs das Mauerwerk 

 der Ausdehnung des Rohrs näherungsweise gefolgt ist. Bei 

 vollständiger Übereinstimmung der Ausdehnungen würde aber 

 der Sommerwerth einer Schraubenumdrehung gleich dem Winter- 



