vom 5. Januar 1880. 3 



Da eine unzweifelhafte Entscheidung der Frage, ob und in welchem 

 Grade der Widerstand der Kohle bei Temperaturänderungen zu- 

 oder abnimmt, nicht nur wissenschaftlich von grösstem Interesse 

 ist, sondern auch eine grosse technische Wichtigkeit erlangt hat, 

 so entschloss ich mich zu einer eingehenden Untersuchung der- 

 selben. 



Ich liess mir cylindrische Kohlenstäbe verschiedener Dicke 

 und Länge anfertigen. Dieselben wurden an den Enden etwa 

 25nim ^gj^ galvanisch verkupfert. Dann wurden die Drähte einer 

 Kupferlitze an die verkupferten Enden gelegt und dieselben mit 

 feinem Kupferdraht einige Male umwunden, um sie dadurch an der 

 Kohle zu befestigen. Das so vorbereitete Kohlenende wurde nun 

 wieder in die Kupferlösung gebracht, und so viel Kupfer darauf 

 niedergeschlagen, dass die Kupferdrähte mit der ersten Verkupfe- 

 rung und dadurch auch mit der Kohle fest verwachsen waren. 

 Die Erwärmung der so vorbereiteten Kohlen geschah in dem Bade 

 einer nicht leitenden Flüssigkeit. Für niedrige Temperaturen bis 

 60° C. benutzte ich ein schweres Petroleum, für höhere bis 270° C. 

 geschmolzenes Paraffin. Die Flüssigkeit befand sich in einem 

 Blechtroge und konnte durch untergesetzte Brenner erhitzt oder 

 durch Einsetzen des Troges in Schnee abgekühlt werden. Der ca. 

 260™™ lange, 75™™ breite und 80™™ hohe Trog wurde durch eine 

 Schieferplatte bedeckt, die von zwei kupfernen Bolzen durchbohrt 

 war, welche an beiden Enden geeignete Klemmen trugen. In 

 die unteren Klemmen wurden die Kupferenden der Kohle einge- 

 spannt und darauf zu noch grösserer Sicherheit mit denselben 

 verlöthet Vermittelst der oberen Klemmen des Schieferdeckels des 

 Troges wurde die Kohle in eine Brückencombination eingeführt, 

 welche aus zwei genau abgeglichenen Widerständen im Verhältniss 

 1:100 und einer Widerstandsscala, die -^^ bis 10 000 Q. E. einzu- 

 schalten gestattete, bestand. Als Galvanometer diente ein empfind- 

 liches Spiegelgalvanometer mit vier Drahtrollen und einem asta- 

 tischen Magnetnadelpaare. Zur ControUe der Einrichtung und 

 Constatirung ihrer Empfindlichkeit sowie der Genauigkeit der Mes- 

 sungen wurde zunächst anstatt der Kohle eine zweite Widerstands- 

 scala eingeschaltet, und constatirt, dass beim Gleichgewicht die 

 Widerstände der beiden Scalen sich immer im, Verhältniss 1:100 

 befanden, wenn der Widerstand der Zuleitungen, der auf 0,033 Q. E. 

 bestimmt wurde, in Rechnung gezogen wurde. Die Einschaltung 



