vom 19. Februar 1880. 201 



ten Schlagweite geladen, oder mit den Belegungen einer grösseren 

 geladenen Leydener Batterie leitend verbunden, so sinkt die Flüs- 

 sigkeit im Capillarrohr des Thermometer -Condensators. 



Die Flüssigkeitskuppe im Capillarrohr wurde dabei mit einem 

 horizontalen Mikroskop und Ocular- Mikrometer beobachtet und 

 die Dimensionen der Apparate so gewählt, dass noch eine Volumen- 

 änderung von Töö 000 000 ^^® ursprünglichen Volumens bestimmt 

 werden konnte. 



Die Volumenänderung ^v ist um so grösser, je grösser der 

 Hohlraum v der Thermometerkugel ist. Die Volumenänderung er- 

 folgt momentan bei Flintglas, in längerer Zeit bei dem die Elek- 

 tricität besser leitenden Thüringer Glas. Bei Entladung der Bele- 

 gungen geht die Flüssigkeit nahezu in die ursprüngliche Lage 

 zurück; momentan bei Flintglas, langsamer bei Thüringer Glas. 



5. Nach der Entladung bleibt ein Rückstand im Sinne der 

 ursprünglichen Verschiebung zurück, der bei Flintglas sehr klein, 

 bei Thüringer Glas grösser ist und mit der elektrischen Polarisation 

 der Glasmasse zusammenzuhängen scheint. 



6. Die Volumenänderung ist bei übrigens gleichen Verhält- 

 nissen nur unbedeutend grösser, wenn die Thermometerkugel mit 

 Wasser, als wenn sie mit Quecksilber gefüllt ist. 



7. Inneres und äusseres Volumen der Thermometerkugel 

 nehmen gleichzeitig um dieselbe Grösse zu. 



8. Belegt man die äussere Fläche der Thermometerkugel mit 

 einer dünnen Silberschicht, so ist die von den elektrischen Kräften 

 hervorgerufene Volumenänderung dieselbe, mag die Kugel von Luft 

 oder von Wasser umgeben sein. 



9. Diese Volumenänderung ist nahezu unabhängig vom hydro- 

 statischen Druck der Flüssigkeit auf die Glaswand der Thermo- 

 meterkugel. 



10. Je nachdem das Glas längere oder kürzere Zeit unelek- 

 trisch war, findet man die Volumenänderung an demselben Appa- 

 rat unter scheinbar denselben Verhältnissen bald grösser, bald 

 kleiner. 



11. Die Volumendilatation — ist nahezu, aber nicht genau, 



V 



proportional dem Quadrate des elektrischen Spannungsunterschiedes 

 auf den beiden Belegungen des Thermometer-Condensators und um- 



