204 " Gesammtsitzüng 



Av AI 



18. Diese Beziehung — ^ = 3-— ist nicht vereinbar mit der 



V l 



Annahme, dass durch die Anziehung der entgegengesetzten Elek- 

 tricitäten auf beiden Condensatorbelegungen die Glasdicke ver- 

 kleinert, und durch diese „elektrische Compression" indirect das 

 Volumen der Thermometergefässe vergrössert worden wäre. 



19. Die elektrische Ausdehnung erfolgt nach allen Richtungen 

 gleichmässig, wie durch Erwärmung. 



Die Annahme, dass die elektrische Ausdehnung herrühre von 

 einer Erwärmung durch die schwachen elektrischen Ströme im 

 Innern der Glaswand zwischen beiden Condensatorbelegungen, wird 

 durch die unter 6. 8. und 15. mitgetheilten Thatsachen widerlegt. 



20. Am einfachsten lässt sich die von elektrischen Kräften 

 bewirkte Verlängerung des Glases an hohlen Glasfäden mit ex- 

 centrischem Hohlräume nachweisen. Ein solcher Glasfaden ist 

 nach dem Erkalten gekrümmt und hat die dünnere Wand auf der 

 convexen Seite, da die dickere Wandung sich länger abkühlt und 

 stärker verkürzt, als die dünnere Wandung. 



Ein solcher Glasfaden wird voll Wasser gesogen, unten zu- 

 geschmolzen und mit seinem unteren Theile in ein hohes Gefäss 

 mit Wasser gesenkt. Das Wasser innerhalb und ausserhalb des 

 Glasfadens bildet die beiden Belegungen eines Glasfaden-Elek- 

 trometers. 



Werden diese Belegungen wie die Belegungen einer Leydener 

 Flasche elektrisirt, so krümmt sich der Glasfaden noch stärker, 

 da die dünnere Wand stärker durch die elektrischen Kräfte ver- 

 längert wird als die dickere Wand. Die Verschiebung des unteren 

 Fadenendes oder der Ausschlag des Glasfaden-Elektrometers kann 

 mehrere Millimeter betragen und lässt sich bequem mit einem 

 horizontalen Mikroskop mit Ocular-Mikrometer messen. 



Bei Entladung der Belegungen geht das untere Ende des ge- 

 krümmten Glasfadens nach seiner ursprünglichen Lage zurück; 

 momentan bei Flintglas, langsamer bei Thüringer Glas. Dabei 

 bleibt, wie bei den Volumenänderungen der Thermometer-Conden- 

 satoren, eine Verschiebung im Sinne des ursprünglichen Ausschlags 

 zurück, die erst sehr allmählig verschwindet. 



21. Bei demselben Glasfaden -Elektrometer ist der Ausschlag 

 nahezu proportional dem Quadrate des elektrischen Spannungs- 

 unterschiedes auf beiden Belegungen. 



